374 Böhm. 



Über Gaslampen und Gasöfen, zum Gebrauche in chemischen 



Laboratorien. 



Von Dp. C. Böhm, 



k. k. Oberfeldarzt und Assistenten der Chemie an der k. k. Josephs-Akademie zu Wien. 

 (Mit III Tafeln.) 



Soll Leuchtgas als Wärmequelle dienen, so muss das zur Ver- 

 brennung desselben dienende Instrument, soll es allen Anforderungen 

 entsprechen, abgesehen von Einfachheit und Zweckmässigkeit des 

 Baues, folgenden Bedingungen besonders dann genügen können, wenn 

 dasselbe für chemische Laboratorien, also zum Kochen und Glühen, 

 verwendet werden soll : 



1. Es muss eine bestimmte, unter einem constanten Drucke aus- 

 strömende Gasmenge — deren Maximum natürlich mit von der 

 Beschaffenheit des Apparates abhängt — in der proportionalen 

 Zeit zur vollkommenen Verbrennung kommen, dasselbe aber auch 



2. unter wechselnden Verhältnissen des Druckes, oder bei gleich- 

 bleibendem Drucke bei verschiedenen Mengen des zu verbrau- 

 chenden Gases erzielen lassen. 



Es hat den Anschein, dass man bei der Construction derartiger 

 Lampen bisher nur den ersten Punkt vor Augen gehabt habe, da die 

 jetzt im Gebrauche stehenden Vorrichtungen dieser Art bei vollkom- 

 menem Baue und gehöriger Justirung allerdings geeignet sind, der 

 genannten Forderung zu entsprechen. 



Anders verhält es sich jedoch, wenn man auch die Erfüllung des 

 2. Punktes anspricht, wie es die weiter unten auseinandergesetzten 

 Umstände doch nothwendig machen. Da wird alsbald ein mehr weni- 

 ger starkes Leuchten und Bussen der Flamme bemerkbar, wozu bei 

 den übrigens vortrefflichen kleinen Gaslampen von Prof. Bunsen noch 

 der Übelstand tritt, dass bei dem Versuche, eine kleinere Flamme 

 anzuwenden, dieselbe leicht zu dem Brenner durchschlägt, was auch 

 unter andern Umständen bisweilen zu erfolgen pflegt. 



Unter diesen Verhältnissen habe ich es für passend gehalten, die- 

 sem Gegenstande einige Aufmerksamkeit zuzuwenden, und denselben 



