380 Böhm. 



röhre selbst befindlichen entsprechende Öffnungen besitzt, und so die 

 ersteren beliebig zu verringern gestattet. Der vorspringende Rand 

 des Bodens l verhindert das Herabgleiten des Zugregulators *). Der 

 nur in seinen Dimensionen von dem früher beschriebenen verschiedene 

 Schornstein ist gleichfalls auf der Stange S verschiebbar, und hat 

 vorzüglich die Bestimmung, die Flamme vor zufälligen, dieselbe 

 störenden Luftströmungen zu schützen, und unter Umständen als 

 Glühraum zu dienen 3 ). 



In der beweglichen Hülse D ist ein Glühring von Messing ver- 

 schiebbar befestigt, welcher einen Durchmesser von 85 Millim. besitzt, 

 damit derselbe auch grössere Gefässe sicher tragen, und beim Glühen 

 in kleinen Tiegeln einem Platintriangel zur Stütze dienen könne. 

 Dieser Glühlampe, welche, um sie vielseitiger verwendbar zumachen, 

 die bequeme Wegnahme der Stange £ gestattet, ist zu diesem Zwecke 

 auch ein anderes Zugrohr Nr. II beigegeben, welches 85 Millim. hoch 

 einen ÖfFnungsdurchmesser von fast 12 Millim. besitzt, übrigens aber 

 dem grossen Zugrohre Nr. I analog construirt ist. Auf das Zugrohr 

 Nr. II passt die mit einem Netze versehene Kapsel, welche im Durch- 

 schnitte in der Fig. 3, Taf. II dargestellt ist, deren oberer Durch- 

 messer 30 Millim. beträgt. Wird dieselbe auf das Zugrohr gesetzt, 

 so kann die Lampe unmittelbar als Netzlampe in Verwendung gezo- 

 gen werden, und gibtauch als solche eine gute Leistung. Durch die 

 Hinzufügung der oben beschriebenen Kapsel zu der Glühlampe wird 

 dieses Instrument vielseitiger verwendbar, nicht nur desshalb, weil 

 die Flamme, welche man durch Verbrennung des Gasgemenges über 

 einem Netze erhält, vermöge ihrer Beschaffenheit in manchen Fällen 

 vorteilhafter in Anwendung kommt, als jene, welche die Glühlampe 

 an sich zu bieten vermag, sondern auch desshalb, weil es mittelst der 

 Kapsel B möglich ist, auch noch jene Gasmengen zur Verbrennung 

 zu bringen, welche kleiner sind als jene, welche die kleinste Flamme 

 in der Glühlampe (mit dem Zugrohr Nr. II) erzeugt. Es wurde schon 

 im Anfange angeführt, dass die dem Leuchtgase in der Röhre zuge- 



1 ) Bei Netzlampen findet man bisweilen den Schornstein an dem Zugrohr selbst befestigt. 

 Bei den Glühlampen ist diese Anordnung - zu vermeiden, da dieselbe eine stärkere 

 Erhitzung des Zugrohres zur Folge haben würde. 



2 ) Der Ring R kann auch auf der die Hülse h tragenden Bodenplatte l befestigt werden, 

 wo dann das unten offene Zugrohr sich in demselben behufs der Regulirung des 

 Zuges drehen liisst. 



