Rectification flea Gehaltmessers der optischen Bierprobe. 



17] 



deutlich fan Gesiehtsfelde erscheint. Das Bild des Metallfadens wird 

 jetzt nicht genau das Fadenkreuz des Oculars halbiren, sondern nacli 

 der eincn oder andern Seite liegea; Durch Drelien der Mikrometer- 

 schraube kann aber der Metallfaden seillich goschobcn werden and 

 man d relit daher, indem man durch das Mikroskop sielit, bis der 

 Metallfaden dasFadenkreuz lialbirt. Allcin eine Halbirung der Wechsel- 

 winkel, welche die Kreuzfaden bilden, Iasst sicli nur dadurch crzielen, 

 dass das Mikroskop oder das Ocular urn seine Axe gedreht wird, 

 wahrend die Prismen und also audi der Metallfaden dieselbe Lage 

 behalten. Da das Bild des'Metallfadens durch die vergrossernde Wir- 

 kung des Mikroskopes von bedeutendem Durchmesser erscheiat, so 

 lasst sich seine Halbirung durcb das Fadenkreuz direct nicht sicher 

 schatzen. Wenn man aber beachtet, dass die Kreuzfaden mit beiden 

 Seiten des Objectivfadens scliarfe Winkel bilden, die, gegen den 

 Himmel betrachtet, licht erscheincn, wahrend die Fiiden dunkel sind, 

 so konnen diese Lichtwinkel in der untern Halfte des Gesichtsfeldes 

 durch die Blikrometerscbraube symmetriscb gegen den Metallfaden 

 und so gelegt werden, dass ihre Spitzen in gleicher Hohe stehen, 

 oder dass cine gerade Linie durcb die Spitzen der Lichtwinkel ge- 

 legt, zugleich senkrecht auf den Rilndern des Metallfadens steht. 

 Ware der Winkel der Kreuzfaden durcb den Metallfaden in dieser 

 Lage nicht genau balbirt, so wiirden die iibnlicben Licbtwinkel der 

 obern Halfte des Gesichtsfeldes nicht glcicbzeitig aueh in gleicher 

 Hohe stehen. wenn die untern in gleicher Hobe sich beOnden. Man 

 bat daber an dem Ocular oder an dem Mikroskopkijrper gegen die 

 Prismen so lange drebend zu vcrstelleu, bis die obern Lichtwinkel 

 und die untern Lichtwinkel gleichzeitig in gleicber Hobe erscheinen. 

 Siebt man durch das Instrument jetzt gegen einc schmale Licbt- 

 q ue l] e , — etwa ein Licht oder cine scbmale senkrechte Oeffnung 

 des Fensterladcns — und dreht dabei das Instrument langsam nacb 

 der einen oder der andern Seite von der grossten Helligkeit aus, 

 so wird roan bemerken, dass die zwei untern Lichtwinkel nicht genau 

 in gleicher Hohe bleiben. Diese Erscheinung, die sogenannte Parall- 

 axe, ruhrt daher, dass das Bild der Rander des Metallfadens nicht 

 genau in derselben Ebene mit den Kreuzfiiden des Oculares liegt. 

 Es muss daher das Objectiv nocb so viel verstellt werden, bis diese 

 Veranderlicbkeit der Hohe der Lichtwinkel ganz verschwindet, man 

 mag links oder rechts von der Lichtquelle abgehen. Es litsst sich 



