172 



S teinh eil. 



dies sehr leiclit evreichen durcli kleine Schliige an dem Kopf der 

 Schrauben, welche das Objectiv festhaltcn und die in der Richtung 

 gegeben werden, in welcher das Objectiv urn Kleinigkeiten verstellt 

 werden soil. Hat man die richtige Lage erzielt, so werden die sehon 

 frubcr geliisten Schrauben nnn fest angczogen und damit das Objectiv 

 in dieser Stellung fixirt. Sollten sicb kurz und weitsicbtige Beobach- 

 ter desselben Insirumentes bedienen, so stellt Jeder nur die Ocular- 

 linse (lurch Verschrauben nacb seinem Auge, ohne dadurch an der 

 Berichtigung etwas zu andern. 



In der so eben beschriebenen Lage der untern Lichtwinkel ge- 

 gen den Metallfaden soil nun, wenn Wasser in beiden prismatiseben 

 Gefiisscn ist, der Trommelkopf der Mikrometerscbraube genau auf 

 Null zeigen, wenn dieTbeilung an dem Index abgelesen wii'd, weleber 

 in prismatiscber Form und parallel zur Mikrometerscbraube vom 

 Gefasswiirfel bis uber die Trommel reicbt. Ware dies niclit der Fall, 

 so wiirde man mit der einen Hand den doppelt randrirten Rand der 

 Mikrometerschraube festhalten, wahrend man mit der andern Hand 

 die Trommel mit der Theilung drebte, bis der Nullpunkt der Thei- 

 lung mit dem Index zusammentrifft. Durcb einige successive Ver- 

 snebe wird sicb dies mit jeder Genauigkeit erzielen lassen. 



Die Trommel zeigt also auf Null, die Faden haben keine Parall- 

 axe gcgen einander, es stelien die untern Licbtwinkel in gleieber Hobe 

 und symmetriscb zu dem Metallfaden, wenn in beiden Prismen destil- 

 lirtcs Wasser von gleieber Tempcratur mit der des Instrumentes ist. 



Wird aber nun unter das Wasser des dem Beobacbter zuge- 

 wendeten Prisma, ancb nur eine kleine Quantitat Alkobol gebracbt, 

 welcher das Licht bekanntlich stiii'ker bricbt als Wasser, so erscbeint 

 der Metallfaden, nacbdem man durcb Umrubren Alkobol und Wasser 

 gut gemengt hat, nicht mehr eingestellt auf das Fadenkreuz des 

 Oculars, sondern seiilich geriickt. Er erscbeint erst dann vollkommen 

 deutlicb, wenn Alkobol und Wasser sieh bomogen gemengt haben 

 und wenn die Temperaturen ausgeglicben sind, wozu der dicke Me- 

 tallwiirfel, in welehem die Prismen angebracht sind, wesentlich 

 beitragt. 



Es diene daher als allgemeine Regel, die Flussigkeiten in bei- 

 den Prismen jedesmal vor der Beobacbtung gut umzuriihren und 

 dadurch homogen zu machen, weil nur unter dieser Bedingung vollig 

 deutliche Bilder erscheinen. 



