+- 



174 



S t ei it h e i 1- 



lichen destillirten Wasser bei 12-4°R. 114-61 Trommeltheile zeigen, 

 wenn der Winkel der Prismen gehorig berichtiget ware. Man kann 

 dalier die Berielitigung selbst mit Hiilfe einer solchen Zuckerlosung 

 (lurch successive Annaherung vornehinen , wobei jedesmal der Pris- 

 menwinkel verkleinert wird, wenn der Versuch in der optisclien Probe 

 fur die 12prc. Fliissigkeit bei 12-4° R. mebr als 114-61 Trommel- 

 theile gezeigt bat. Ware die Toinperatur, bei welcher der Versuch 

 vorgenommen wurde, uin 1°R. holier, also 13-4° R., so miisste sich 

 die Angabe der optisclien Probe um 0-252 Trommeltheile vermindert, 

 also auf 114-36 gestellt haben, wenn das Instrument als vollig be- 

 riehligt in der Einheit der Angaben angenommen werden soil. 



Zur Berielitigung des Instrumentes gehort noch ferner, dass die 

 Mikrometerschraube keiueu todlen Gang babe, d. h. die Stellung der 

 Trommel muss fan Durchsclmitt aus zwei Reihen you Einstellungen 

 und Ablesungeu gleich werden, wenn in der einen Reibe der Metall- 

 faden immer von der linken Seile her ohne Zuriiekdrehen der Scbraube 

 eingestellt wurde, in der andern Reihe aber ebenso von der rechten 

 her. Man kann zwar diesen Febler dadurcb uiiscbadlich macben, 

 dass man bei alien Ablesungen stets von derselben Seite her einstellt, 

 allein es ist bequemer die Berielitigung am lnstrumente selbst anzu- 

 bringen, was dadurcb gesehieht, dass die Feder starker gespannt 

 wird, welche den Mikrometerschuber gegen die Mikrometerschraube 

 andriickt. Bei dieser Gelegenheit muss audi sogleieh untersucht 

 werden, ob der Scbuber fiir sich leicht geht, oder etwa durch Ver- 

 dichlimg des Oels einen starken Wiederstand zeigt. Dieser ware zu 

 entfernen. Audi muss untersucht werden, ob die Mikrometerschraube 

 in ihi'or Scliraubenmutler die gehorige Spannung hat, was an einer 

 sanften gleicblormigen Bewegung der Scbraube beim Umdrehen er- 

 kaunt wird. Die etwa nothige Aenderung in der Spannung der Mutter 

 wird durch Verstellung der Klemmschraube erzielt. 



Auf die Reinigung der drei Planglaser, welche die Fliissigkeits- 

 prismen bilden, ist Jiesondere Aufmerksamkeit zu richten, und es 

 miissen die Gefasse nach jeder Versuchsreihe sorgfitUig ausgewaschen 

 und mitFiiesspapier gut abgetrocknet werden. Auch ist es nicht gut, 

 das destillirte Wasser tagelang in dern vordern Prismengefass zu 

 lassen. Die Scbraubenspindel der Mikrometerschraube, so wie der 

 Punkt am Scbuber, gegen welehen sie driickt, miissen stets eine 

 feine Schichte rcinen Oeles haben und es sind sorgfiiltig alle Stab!- 



