276 



J. J. Pohl und J. Suliabus. 



Die Verfasser, seit einiger Zeit mit ciner Reihe von vergleichen- 

 den barometrischen, hypsometrischen und trigonometrisclien Hohen- 

 mcssungen beschaftiget, suchten besonders die barometrischen Mes- 

 sungen mijglichst genau zu berechnen, wozu es nothig war, die 

 beobachteten Baromcterstande der untern und obern Station, mit 

 Riicksicht auf die Temperatur des Quecksilbers und die der Scala, 

 unmittelbar auf 0° C. zu reduciren. Unter den alteren Reduetionstafeln 

 konnten des dabei beniitzten Ausdelinungs-Coefficienten des Quecksil- 

 bers wegen, keine passenden zum genannten Zwecke aufgefunden wer- 

 den. Militzer berechnete mittelst des von ihm gefundenen Ausdeli- 

 nungs-Coefficienten, Tafeln zurReduction derBarometerstiinde auf die 

 Normaltemperatur, welche aber zum Gebraucbe bei Hohenmessungen 

 unzureicbend sind, da sie nur das Intervall von 2o bis 29 Pariser Zoll 

 umfassen, und ausserdem Temperatur -Gleicliheit zwischen dem 

 Quccksilber des Barometers und dessen Scala voraussetzen. 

 Regnault's Ausdehnungen des Quecksilbers , als Functionen der 

 Luftthcrmometer-Grade gegeben, wurden von Izarn *) beniitzt, um 

 cine Tafel zur Reduction der in Millimetern abgelesenen Barometer- 

 stiinde zwischen I'M) und 770 Mm. zu geben. Da aber an Barometern 

 menials Luftthermometer, sondern Quecksilberthermometer ange- 

 bracht sind, so batlzam's Tafel, abgesehen von ihrer geringen 

 Ausdehnung und ihrer Ungenauigkeit in Folge der zu sehr gekiirzten 

 Berechnungsformel, nur wenig praktischen Werth. 



Es blieb daher nichts anderes iibrig, als zum Gebrauche fur 

 obigen Zweck, noue Reduetionstafeln zusammenzustellen; nur war 

 es schwer zu entscheiden, ob zur Berechnung derselben Militzer' s 

 oder Re gnau 1 t's Ausdehnungs-Co efficient des Quecksilbers gebraucht 

 werden sollte. 



Nach reiflieher Ueberlegung wurde fur Regnault's Bestimmung 

 entschieden, nicht etwa, weil Grande dafur sprechen, dicse Zahl 

 als richtiger wie jene Militzer's zu halten, sondern weil Regnault 

 noch eine Reihe anderer fur die Hypsometrie und Hygrometrie wichti- 

 ger Zahlen ermittelte, deren Richtigkeit bis jetzt nicht in Zweifel zu 

 stellen ist, und welche alle im engen Zusammenhange mit dessen 

 Ausdelinungs-Coefficienten des Quecksilbers stehen. 



') Millon et Reiaet: Annulare de Chit/tic t8&8, put/. 49«, 



