Tafeln zur Reduction dor Barometerstande. 



279 



Messing, gegliiht . . , 0-0000189163 Hassler. 

 . . . 0-0000190600 Princep. 

 ... 0-0000187820 Destigny. 

 ... 0-000019200 Stampfer. 

 „ englisehcs . . 0-0000189450 Roy. 



Daraus folgt als mittlerer Ausdehnungs-Coefficient des Messings 

 fiir 1° C. : 



0-0000188570, 

 es ist also : 



0-0000188S70=Despretz Coefficienten +0-0000000749. 



Wiclitig war ferner die Entscheidung derFrage, ob der Pariser 

 Zoll, die Pariser Linie oder der Millimeter, sowie der 80- oder 100- 

 theilige Thermometergrad, als Argument zu den vorliegenden Tafeln 

 eingefiihrt werden solle. Es wurde fiir den Millimeter und den Grad 

 Celsius entschieden, nicht nur, weil die Barometerbeobaehtungen 

 Frankreichs, Belgiens, Schwedens etc. in diesem Masse angegeben wer- 

 den, sondern aucb, weil die Ablesungen im Decimalmasse bochst bequem 

 sind, und die Nonien der Barometer, welche direct Zehntelmillimoter 

 geben, eine kleinere Grbsse sicher darstellcn , als dieses bei glei- 

 cber Einricbtung der Nonien fur Pariser Zoll oder Union der Fall 

 ist. Dazu kommt noch, dass die Normaltemperatur des Millimeter- 

 Masses 0° C, also dieselbe ist, auf welehe die Liiiige der Quecksil- 

 bersaule des Barometers reducirt werden soil, wahrend die Normal- 

 temperatur des altfranzosischen Masses 16 9 2!i C. = 13 9 11., nieht 

 mit der des Quecksilbers iibereinstimmt. Endlieb aber sind die moi- 

 sten neueren undvollkommnerenlnstrumente, welche zur Ermittelung 

 von Fundamental-Zahlen bebufs weiterer Berechnungen dienen sol- 

 len, mit der Millimeter-Scala verseben, da fast alle Zablenwertbe 

 der neueren Physik und Chemie im neufranzosischen Mass- und 

 Gewichtssysteme angegeben werden. 



Urn die Gleicbung zur Berechnung der folgenden Tafeln ent- 

 wickeln zu konnen, musste endlieb entschieden sein, ob dieselben 

 bloss die Correctionen der beobachteten Barometerstande , oder un- 

 mittelbar die reducirten Barometerangaben cnthalten sollten. Fiir den 

 Zwcck der Hohenmessung wurde es vorgezogen, die auf die Normal- 

 temperatur derScala und des Quecksilbers reducirten Barometerstande 

 aufzunehmen. 



