Tafeln zur Reduclion der Barometerstiinde. 



283 



Interpolation in dieser Richtung leiclit ausfuhrbar. Hierzu client die 

 letzte, am Fusse der Tafel befindliche Horizontal-Columne , welche 

 die mittleren Anderimgen fur die in den entsprechenden Vertieal- 

 Columnen bcfindlichen redueirten Barometerstiinde , bei einem Tem- 

 peratur-Unterscbied von 9 1 C. anfuhrt. Diese Anderungen baben 

 fur zunebmende Temperaturen unter dem Nullpunkte additive , fur 

 zunebmende Temperaturen iiber dem Nullpunkte, subtractive Geltung. 

 1st das Barometer bloss mit Einem Thermometer versebcn, das 

 also die Temperatur des Quecksilbers und der Scala zugleich an- 

 zeigt, so besteht der Gebraucb unserer Tafel, vorausgesetzt, dass 

 der beobachtete Barometerstand unmittelbar in derselben stebt, da 

 + /ii/tT=0 wird, bloss in der Aufsucbung des It, der entsprechenden 

 Temperatur t, und der Durehkreuzungsstelle der betrenenden Milli- 

 meter- und Tcnmeratur-Columnc, welche den vollig redueirten Baro- 

 meterstand x'angibt. Liegt bingegen der beobachtete Barometerstand 

 oder die dazu gehorige Temperatur zwischen zwei Grossen der Tafel, 

 was biUifig der Fall ist, so wird eine Zerlegung in 



h=h' ± Ah' , u n d x' = x" + Ax" , 



vorgenommen, in welchen Ausdriickeri //' und x" jene Tafelgrossen 

 bedeuten, welche dem h und ./■' zunaehst steben. U und x findet 

 man (lann unmittelbar in der Tafel, Ah' gibt aber, mit dem entspre- 

 chenden Werthe der Differ enz-Colurone multiplieirt, das Ax", welches, 

 je nach dem Fortschreiten der Tafelzahlen, zu x" addirt oder davon 

 subtrabirt wird. 



Besitzt das Barometer zwei Thermometer zur Ermittelung der 

 Temperatur des Quecksilbers und der Scala, und zeigen dieselben 

 Temperatur- Yerschiedenheiten an, so ist an dem wie vorber aufge- 

 sucbten.r', nocli eine weitere Correction anzubringen, wozu die zweite 

 Horizontal-Columne des Tafelkopfes verbilft. Diese Columne gibt 

 namlieh fiir die daruber stebenden beobacbteten Barometerstande 

 das Product torn des 2len Theiles: 



+ Inn t 

 der Formel II.) in der Einleitung. 



Es wird daber r=f — t' , d. b. der Unterschied zwischen der 

 Angabe des Quecksilberthermometers und der des Scalcnthermometcrs 

 gesucbt, und dieser mit dem betreffenden km multiplieirt, wobei, falls 

 der beobachtete Barometerstaad nicht unmittelbar in der Tabelle 



