158 



Z e n g e r. (jber cine indirecte Mefhode, die Inclination zu bestimmen. 



einander verscbieden sein werden, so wird eine Tafel von 10 zu 

 10 Grad genflgen; in den meistcn Fallen wird man aber diese Cor- 

 rection nur einmal aiismitteln, und fiir alio Werthe von a und a als 

 constant annehmen konnen. Zu den ebenerwahnten Vorziigcn der 

 Metbode kommt nocb der binzu, dass dieser Doppelversucb so schncll 

 ausgefiihrt werden kann, dass weder Anderungen der Temperate 

 und der Stromstiirke nocb des Erdmagnetismus selbst cinen merk- 

 licben Einfluss auf das Resultat werden ausiiben konnen. 



6. 



Es eriibrigt nur nocb die Art der Einrichtung soldier Boussolen, 

 welche moglicbst einfach und zweckentspreehend ware , zu betrach- 

 ten. Jede Tangcntenboussole wird sicb leicbt in eine solcbe Doppel- 

 boussole umandern lassen, wenn man ibren Ring so einricbtet, dass er 

 sich senkrecbt auf seinen Horizontaldurcbniesser umlegen lasst, so 

 dass dcrjenige Durcbmesser des Kreisringes, welcber horizontal lag, 

 vertical abwarts zu steben kommt, wodurcb zugleicb die im Mittel- 

 punkte des Kreisringes liegende Nadel so gestellt wird, dass ihre 

 Bewegungsebene senkrecbt auf die Meridiane und Krcisringscbcnc zu 

 steben kommt. Um Fehler in der Einstellung leicbt zu bemerken, ist 

 es gut eine Vorrichtung anzubringen, um den Strom, ohne die am 

 bequemsten aus elastischen Scbniiren gebildete Leitung unterbrecben 

 zu miissen, leicbt umkebren zu konnen. 1st die Nadel richtig im Meri- 

 diane eingestellt, so wird der Ausscblag beiderseits gleicb gross, und 

 das aritbmetische Mittol bcider Ablesungen wird den Einfluss kleiner 

 Abweicbungen vermindern. Audi kiinnte man statt der wenig genauen 

 Kreisablesung, die Scalenablesung in Anwendung bringen , nur' muss 

 die Nadel dann einen Spiegel tragon, und die Ablenkungswinkel kon- 

 nen dann nicbt sebr gross genommen werden, weil sonst die Scala 

 eine unbequeme Liinge erhalten musste. Die Sinusboussole eignet sicb 

 zu dieser Umgestaltung viel weniger, und ist bei weitem nicbt so 

 bequem zu bandhaben; aus diesem Grande, und weil sie in Bezug auf 

 die Anderungen durch Beobacbtungsfebler nacb Obigem weniger als 

 die Tangcntenboussole leistet, wird es genflgen bei diesem Instrumente 

 steben zu bleiben, und lieber dureb Vergrosserung der Empfindlicb- 

 keit und Verkleinerung der Nadellange dem Resultate die moglicbste 

 Genauigkeit zu geben. 



