3^0 



I'd hi mill We 8 el sky. 



Die Dimensionen der Camera bedingt die Grosse, in welcher 

 man die Megatypien darstellen will. Bei Bildero mil grossem Durch- 

 messer muss die llohe, Breite und Tiefe betrachtlich sein, (dine dass 

 gerade mehr an der Megatypie zu sehen, als bei Projectionen von 

 kleinerem Durchmesser. Ks gebt liier gerade so, wie bei den oft 

 klafterlangen Darstellungen mittelst des Sonnen-Mikroskopes, die 

 .in Details und Sch&rfe weit hinter den Bildern des gewdhnlichen 

 Mikroskopes bei kleinerem Gesichtsfelde zurtickstehen. Wir ge- 

 brauchten fast ausschliesslich eineCamera von IGI> Centimeter lliihe, 

 lo Centimeter Breite und 12 '6 Centimeter Tiefe. Die daunt erzeug- 

 ten Megatypien haben im Maximum einen Durchmesser von !)!> Milli- 

 meter. Die Erfahrung zeigt, dass selbst bei funfhundertmaliger 

 linearer Vergrosserung diesc Bildgrbsse mehr als geniigt, abgesebeu 

 von dem Vortheile, bei etvvaigen Copirungen durch Zeichnung meist 

 keiner weiteren Verkleinerung durch den Kttnstler zu bediirfen , die 

 ma* zu leielit zu Fehlern Veranlassung gibt. Die Camera ist im 

 lnuern mit eiuer raatten Farbe sebwarz, oder um mbglichst Licht 

 zu gewiunen, blau angestrichen. Die grbsste Sorgfalt muss darauf 

 vervvendet sein, dass die Bildplatte bei der Exposition genau die 

 Stelle der mattgesehliffenen Glasplatte eiunehme. Eetzlerc bedarf 

 (Ibrigens oines viel feineren Schliffes als fdrsonstige photographische 

 Apparate, da bei den so feinen mikroskopisehsn Details die rauhc 

 Glas/laehe die gcnaucEinsteUung ersebwert. Wir fandeu Uestreichen 

 der inatlen Glastafel init OliveuiJl und Abwischen desselbcn init einem 

 trockenen Tuche sehr vortheilhaft, um das Glas durehscheinender 

 zu machen. Der an die Camera befestigte Tucbsclilaueh ist besser zu 

 lang als zu kurz, bei 90 Millimeter Durchmesser gaben wir ibm eine 

 LSnge von 200 Millimeter. Die Cassette zur Aufnahme der Bild- 

 phitte hat die Einrichlung wie beim gewbhnliclicn Pholographiren. 

 Die Bildplatten, d. b. Glasplatten, welehe als Unterlage fur die 

 Megatypie dienen sollcn, besitzen bei 12'IS Centimeter Breite, eine 

 llohe von 13 Centimeter. 



Der gauze Apparat nimmt zusammcngcstellt, wie ibn die Zeieli- 

 nuug zeigt, nur eine Fliicbe von hbchstens 40 Cent, im Durchmesser 

 eifli und besitzt selbst die Beinitzung des griissten Mikroskopes eine 

 llohe von 50, meist aber nur von 30 — 40 Centimeter. 



Es lag der Gcdanke nalie, diese Anordnung des Apparates dureb 

 eine stabilere und scheinbar zweckinassigere zu ersetzen , indem 



