Studleo sua dem (tablets der Megstypie. 



321 



z. li. dor Tuehsclilaueli entfernt und dafiir unmittelbar das Ocularrohr 

 in die Vordcrwand der Camera centrirt eingesctzt wiirde. Allein 

 dann bliebe nur der Gebrauch eines bcstimmten Mikroskopes leicht 

 moglich, wahrcnd wir geradc rascben Wecbscl wiinschten. Ebenso 

 zeigt die Praxis bald, welch' grossen Vortheil bcziiglich der Einstel- 

 lung eben die voile Beweglichkeit dcs Apparates darbietet, und wie 

 schnell in Folge (lessen ein Platzwechsel ermoglichet. Dies geschah 

 bei unseren Versuchen in der Stunde oft drei bis viermal und doeb 

 wurden in dieser Zeit selbst zebu Bilder erzeugt Gleicherweise 

 erscheiut die verlicale Stellung des Mikroskopes obne Prisma, mit 

 iiber dem Ocular horizontal liegender Bildplatte unvorthcilhaft. Es 

 sammelt sicb bei dieser Anordnmig meist in der Mitte der Platte ein 

 Flflssigkeitstropfen, der die Schonheit der Megatypie bceintriichligt 

 und beina zuffillig erfolgenden Ilerabfallen das Mikroilop verun- 

 reinigt. 



Durch Wegnahme des Oculars vom Mikroskopo konnte das 

 Bild nocb wcit inohr vergrossert wcrden, allein die erhaltcnen Mega- 

 lypien wurden dann am Bande sehr verwasehen, und in Folge zu 

 grosser sphariselier Aberration alle geraden Linien, wie beim Sonnen- 

 Mikroskope, als Curven erscheinea. Durch Bentltzung des Oculars 

 sind eben letztgenannte Obeistande grbsstentheils beboben und /war 

 ein kleincrcs, aher dafiir desto scharfercs und ricbtigcres Bild erzielt. 

 Dies gilt besonders bei Verwendung des sogenannten aplanatischen 

 Oculars an Plossl's Mikroskopen. Wir legen daher eben auf die' 

 Beibehaltung des Oculars beim Megatypiren grossen Werth. 



Es darf aber aucb nicht unerwiihnt bleiben, dass die Veigrosse- 

 riingen der Megatypicn von jenen, erbalten beim gcwohnlichen Ge- 

 braucb des Mikroskopes, verscbieden seien. Man hat vorzugsweise 

 zwei Verfahren diese Vergrosserungen zu ermitteln; das eine bestebt 

 darin, statt des Objectes bei einer bestimmten Linsen- Combination 

 einen Glasmikromcler zu megatypiren und das erhallene Bild unmit- 

 telhar mit dem Masse zu vergleichen, das dem Mikrometer zu 

 Grunde liegt. Dieses Verfahren hat aber den Naehtheil einiger 

 Unsicherheit, indem nicht immer dieselben Linsensysteme gleiche 

 Vcrgrosserung geben, welche namhaft von der Entfernung zwischen 

 Ocular- und Bildplatte ahhftngt. Wir Ziehen daher denzweilen VVeg 

 zur bequemeu Bestiminung der erhaltenen Vergrosserung des Ob- 

 jectes vor, indem mittelst des Mikrometers die wahre Grosse des 



Sity.l). (I. mathem.-naturw, CI. XXIII. Bd, r. Hft. 21 



