328 



Poll I mill Wfl 88 I nI; y. 



Ocularo bei kurzer Distanz dor Bildplatte vom Ocular zu crzwin- 

 gen; erst warn dies nicht gciiiigt das Bild durch Entfernen der 

 Bildplatte vom Ocular zu vergrossern, and imr im iiussersten Falle 

 mit starkem Objectivsystem und Ocularo zu arbeiten. Der Tuch- 

 schlauch der Camera wird, nachdem letzlere so gestcllt, dass das 

 Ocularrohr ungefahr die Mitts der kreisrunden Offnung in der 

 Vorderwand einnimmt, mittelst cincr Schuur fest an das Ocularrohr 

 gebunden, indem man sich nachlraglieh (lurch den Augenschein 

 iiberzeugt, dass nehen Schlauch und Rohr kcin Seitenlicht eindringt. 

 Dann wirft man mittelst des llohlspiegels am Mikroskope Licht 

 auf das Object, setzt die zum Einstellen des Bildes dienende matte 

 Glastafel an die Camera and niihert oder entfernt letzlere nach bei- 

 liiufiger Einstellung des Bildes mittelst der gewohnlichenEinstellungs- 

 schraube des Mikroskopes so weit, bis der Gesichtskreis in gewiinsch- 

 ter Grosse crscheint, was bios von der Distanz dor matten Glastafel 

 vom Oculare des Mikroskopes abhangt. AUcs dies gclingt olme 

 Sehwierigkeiten , welche erst bei der cigentlichen Einstellung sich 

 zeigen. 



Dabei muss zuerst das Licht mittelst des Spiegels so auf das 

 Object geworfan werden, dass das ganze Gesichtsfeld gleichmassig 

 und grell erlcuehtet crscheint; dann wird mittelst der Einstelluiigs- 

 schrauhe des Mikroskopes das Objectbild moglichst scharf eingestellt. 

 llicrnach crscheint zwar oft das Gesichtsfeld gleichformig erfeuchtet, 

 aber gewisso Partien des Bildes besonders gegen die Bander sind 

 mehr minder verwaschen. Letztcrem Ubelstande liisst sich durch 

 cine geiindcrte Stellung des Belcuchtungsspiegols, wobei besonders, 

 (lessen Seliiefstelliing wichtig fcrncr oft durch Schiefstcllen des 

 Ocularrohrcs gegen die Camera, das Bohr in einer horizontalen 

 Ebene gedreht gedacM, abhelfen. Dicse Erzielung der gttnstigsten 

 lielisuchtung mussen wir als Haaptmoment zum Gelingen pterMega- 

 typien bezeichncn ; sic ist nui- naeh Iftngerer I'lbiing zu erreichen. 

 Nun folgt die letzte scharfe Einstellung, wozu umsomchr Aufmcrk- 

 samkeit gehort, als die fcinstcn mikroskopiselien Details von der 

 Bauheit der matten Glasplatte gleichsam verschlungcn, nicht oder 

 nur miihsam sichtbar sind, und man sich dabei mcist an die Umrisse 

 halten muss. Wir bctrachtcn ein Object als eingestellt, wenn die 

 fcineren Contourcn des Gcgenstaridcs gerade als Linien von unmess- 

 barerBrcite, ohne aller Schattirung erschcincn, ja dem Verschwinden 



