Der hydroslalische Apparat in der Chirurgi 



451 



an der betreffenden Stelle gennu besclirieben. — Erfibt sich nun 

 dweh diese Fcnster, dass das miter© Fragment cine kteine Axeu- 

 drehunB nach aussen oder innen erlitten habe, so ist diese sehr leieht 

 zu corrigiren; mas braueht bios die in der Stop fbticb.se bewegttche 

 Stange um viele odor wenigeGrade hach ein-oder aiiswiirtszu dreben, 

 bis das untere Bnichstttck die normale Luge gegen das oberc einge- 

 nommen bat. Der Apparat bleibt bei dieser Correction uneroll'net. 

 Der Kraftaul'wand fur diese Correction ist sebr goring, sic liissl sicli 

 mit zwei Fingern ausfubren, weil wir es mit so geringen Gewichton 

 und mit so wenig Reibung zu tbun haben. Bei diesem Vcrfaliren 

 liaben wir die Extremitiit so vollkommen in unsercrGewalt, wir band- 

 tiren so leieht mit derselbcn, wie dieses bei keinem andern der bis- 

 lierigen Verbandapparatc moglicb ist. Man kann ferner die Ubcr- 

 wacluing dieser norinalen Lflge einem in der Cbirurgie Ungedbten, 

 sogar dem Wartpersonalc iiberlassen, sobald man die Leitstaage mit 

 cinem Zeiger und den Apparat mit einem graduirten llogen vcrsiebt; 

 man ordnet dann eirtfach an, auf welcben Tbeilstricb der Zeiger 

 zeigen iniisse. — Aus dem Bishcrigcn gebt von selbst liervor, dass 

 kein Cliirurg audi nur einon Augenblick anstchen wird, diescn Appa- 

 rat bei einer vorkommenden Fractal 1 anzuwenden, sobald dieselbo 

 in seine Behaiidlung kommt; donn es gibt ja vom rationellen Stand- 

 punkte keinen besseren provisorwehen Verband als jenen, wo es 

 gestattet ist, einen gleicbrnassigen Druck, cine constant niederc 

 Temperatur und cine bequerae, schmerzlose Lage der gebroclicnen 

 Extremitiit glcichzeitig anzuwenden; und man wird cs dem Apparate 

 hoffentlicb nicht als Mangel anreelinen, wenn bei seiner Verwcndung 

 der provisoriscbe Verband sogleicb in den dcfiniliven iibcrgebt, so 

 bald man die Grossc des Druckes und der Temperatur nacb Erforder- 

 niss des jeweiligen gegebenen Falles modificirt. 



Der geneigte Lcser wird scbon aus den wenigen ISIatlern ent- 

 nornmen baben, dass durcb den bydrostaliscben Apparat alio in der 

 Einleitung von mir angeregten Fragcn ibre voile Erledigung finden, 

 es eriibrigl mir nocb die anderen dureb den Apparat zu crzielenden 

 Vortbcile bier kurz anzudeuten. 



1. Der bydrostatisebc Apparat zeigt seine Brauchbarkeit in jenen 

 Fallen von sebwerer Verletzung, wie die der complicirten Fracturen, 

 wo man wegen gleicbzeitig vorhandenen llaut- und Muskelwunden 

 keinen derbisberigeu Verbiindeapplicircn kann; denn alio crstarrenden 



