464 



Nnudiirfer. 



liehe Stelle, giesst sodann von oben her so vicl Wasser in den 

 Apparat, bis er nahezu voll ist, hierauf wird dcr Apparat durch den 

 Glasrahmen geschlossen, die Druckpumpe an das in der Mantelflache 

 bolindlielie Ansatzrohr angeschraubt und so lange Wasser in den 

 Apparat hineingepumpt, bis das Manometer den entsprechenden Drnck 

 anzeigt. Dabei muss man die OITnnng an dem horizontalen Rahmen, 

 der zum Austritt der Luft dicnt, so lange often Iassen, bis Wasser 

 aus derselben dringt. Hierauf wird die, an der in der Sfopfbiiehse 

 beweglichen Leitstange befestigte Scbnur entsprechend bclastet, urn 

 die verlangte Extension hervorzubringen. Darait ist die Application 

 des Apparates zu Ende. Die verlangte Temperatur kann entweder 

 durch die Erwiirmung oder Erkaltung des Apparates selbst erzielt 

 werden, oder aber dadurch, dass man in bestimmlen Zeitintcrvallen 

 so viel Wasser von bestimrntcr Temperatur zupiimpt, als man in der- 

 selben Zcit durch den Hahn ausfliessen lasst, der Apparat wird hierbei 

 gar nicht geoffnet. Wenn an der Extremist etwas zu untersuchen 

 oder zu richten ist, so wird dieselbe nicht aus dem Apparate genom- 

 men, sondern es wird bios der Glasdeckel abgehoben und die unter- 

 suchende Hand manipulirt im Wasser. 



Nachdem ich also den Apparat als Ganzes beschrieben babe, 

 eriibrigt tlUP noch die Construction der einzclnen Theile durch 

 Zeichnungen zu verdeutlichen; ich muss hierbei bemerken, dass, nach- 

 dem das Format des Ruches mir die GriJsse des anzuwendeiiden 

 Massstabcs vorschreibt, so konnte ich nicht durchgehends densellien 

 Massstab beibehalten; ich mnsste der Deutlichkeit wegen oft einen 

 andern Massstab wiililen, ja einzelnc Dingo,' in natiirlicher Gritssc 

 zeichnen; ich babe jedocli, so viel dieses moglich war, getraclilel, 

 iilierall dieselben Muelistaben beizubehaltcn. Die naebfolgend«n 

 Figuren 1, 2, 3 und 4 (Tafel I) sind zusammen gchiirig und stellen 

 die olxire horizontale Flache des Apparates, den Glasrahmen oder 

 Deckel und die Details dar. 



Figur 1 zeigt die horizontale Flache des Apparates von oben 

 geselien, e ist der horizontal gebogene obere Rand desIlalb-Cylinders, 

 d ist der Glasrahmen oder Deckel, in welchem 4 Glasscheiben g g q g 

 wasserdicht eingesetzt sind. Der Rahmen d ist mil; Leder oder 

 Kautschuk gepolstert und er kann miltelst dcr Querstangen k, die urn 

 s drehbar sind und deren Enden in die Zwioger m passen, gegen den 

 Apparat festgedrtiekt werden. 



