4(H) 



N o 11 il o rfer. 



ansgesp&nnt. Wenn der Druck des Wassers die Feder 7,11m Tlieile iiber- 

 wunden und don Kotben fiTvorgeschoben hat, so musrfdieses dure]) das 

 zoigorformige Kudo r an dor Sc»la ,s> sichlhar sein. Fig. 7 zeigt die 

 Projection- tU>\- rateren Ffftche des Manometers, die Buchstaben macfaen 

 idles von selbst deutlieh, p isl, die abgebrocheAe hintere Wand, aus 

 welcher der gebogene Arm mqr lierauskommt und zur Seala 8 geht. 

 Fig. 8 zeigt die Projection dor vonlereu Flftche des Manometers, man 

 sieht don Querstab 0, dor in seiner Milte don geh&hltenZapfen i trttgt, 

 dureli welchen das Ventil /' (Fig. (!) gebffnet wird. Fig. !) zeigt die 

 Projection der Pecbtwinkligen FUhnmg des Ventils, der Zapfen des 

 Ventils kann namlieli die Liicke / unter keiner Bedingung verlassen. 



Dieses Feder-Manometer faatjedoeh den Naebtheil, dass man die 

 Elasticitfit dor SpipaMedep frQher ormitieln und durcb Versuche erst 

 die Zahlen an der Seala 8 anbringen kann, (lass Corner die Federkraft 

 dor Spirale veriinderlieli, dalier die Resultate mil; der Zeit ungenau 

 wordon. (oh babe dahergesucht das genauore und gieiohzeitig billigere 

 Queeksilber-Manometer fur don Apparat verwendliar zu maeben. 



Fig. 11) und II zeigt, auf wolelie Art dieses inoglieh ist. Es ist 

 das Ende dos CTfOfmig gekriirnml.en und mil, Quecksilber gefQllten 

 Giasrohres, welches in dor lliilso d eingekittet ist. Sie wird in den 

 Apparat mittelst des Zwischenstilckes C befestigt. Die Rioh-tong der 

 Schraubengiinge bei A und // sind einander entgegengesetzt, so dass, 

 wenn das Mil.lelsl.iiek Cnach einerRichtung gedreht wird, gleichzeitig 

 die Einschraubungin A und B stattfl ndtft. Una nun don Raum vom Ven- 

 til bis zum Quecksilberspiegel nicht als schftdlichen Raum zu haben, 

 ist bei m eine dureli die Schraube 8 verscbliessbare Offiiung, bei n 

 eine zweite I'reie Offnung. Es wird also naelidciu das Millelstiiek 

 die ersten Gewinde gegriffen hat und bei n angekoinmen ist, dureli 

 m so lange Wasser zugegossen bis es dureh n zum Vorselioin kommt, 

 hieranf m dureh dieSehraubo s gescbtossen und das Miltelstiick ganz 

 eingeschraubt, dadurch hat sichw selbst geschlosserr, wie man dieses 

 Fig. 11 sieht; wenn also in dioser Fig. 11 das Ventil /'geolliiel. wird, 

 so findctdas ausd'em A|ipara(;e kommende Wasser den Raum Cdohis 

 zum Ojiecksilborspiegel boreits mil: Wasser gefflllt, d. h.es ist kein 

 schadliclier liauin vorliaiiden , es geht also dureh das Einscliiohen des 

 Manometers nichts an Druck verloren. Es versteht sich von selbst, dass 

 man jedes Manometer entbehren kann, soluild man den Apparat mit 

 einom in bestimmter lliilio angebrachten Wasserliehiiltor in Verbin- 



