5 DESCRIZIONE DI UN MIOTONOMETRO PER LA TONICITÀ DEI MUSCOLI, ECC. 97 
allungamenti effettivi del muscolo gastrocnemio sono 1/5 di quelli che leggiamo sul- 
l’arco graduato in millimetri. 
Il centro di gravità del miotonometro applicato al piede non si trova sulla ver- 
ticale che passa per l’articolazione tibio-astragalea. Per mantenere orizzontale questo 
strumento, quando un filo che lo sostiene, passa per la linea del fulero, bisogna ado- 
perare un peso che sollevi la parte anteriore B, e vi faccia equilibrio. Il piattello pesa 
18 grammi, su di esso bisogna mettervi altri 65 grammi. Sono in tutto 113 grammi. 
Nelle esperienze che esporrò in seguito, mettevo generalmente un peso di 100 
grammi sul piattello che sono effettivamente 35 gr. i quali agiscono in direzione 
contraria al peso dello strumento stirando i muscoli gastrocnemii, e questo lo con- 
sideravo come lo zero di trazione. Sapendo che il rapporto dei momenti della potenza 
e della resistenza è di 22 a 5, si aveva dunque una leggera trazione, come se fossero 
attaccati 154 grammi al tendine di Achille, perchè 
i = = 154. 
Tanto nella veglia quanto nel sonno succedono movimenti involontari delle 
gambe: mi occorse perciò di provvedere, perchè la gamba rimanesse immobile e si 
conservasse bene nella posizione verticale. A tale scopo mi servii di un sostegno, 
come quello che vedesi nella figura 2. Un sedile di legno ha una curva fatta in 
modo che uno possa stare comodamente seduto. Quando le ricerche dovevano durare 
parecchie ore come nel sonno, sul sedile di legno mettevo un cuscino, non però troppo 
soffice per evitare che vi affondasse la gamba. Due asticelle verticali impiantate nel 
sedile sorreggono una tavoletta di legno, sulla quale la persona soggetta all’espe- 
rienza appoggia le braccia o le mani. Nelle ricerche intorno al sonno mi servivo 
di un sostegno più alto per adagiarvi le braccia e poggiarvi il capo. 
Un congegno contro il quale appoggia la parte anteriore della gamba è pure 
fissato al sedile, questo congegno può voltarsi a destra o a sinistra secondo che si 
vuole sperimentare su di una gamba o sull'altra. Una serie di viti serve a dargli 
tutte le inclinazioni che occorrono dall'avanti indietro e lateralmente. La gamba è 
fissata contro due cuscinetti semicircolari applicati ad un arco di ferro, ed un nastro 
elastico con una fibbia tiene dolcemente la gamba contro i due cuscinetti. 
La carrucola, sulla quale passa la cordicella del miotonometro, è fissata sulla 
Spranga di ferro che forma la parte anteriore del gambale. Due viti ed una scana- 
latura servono a darle la posizione più conveniente. 
Col miotonometro possono anche serivorsi le curve della tonicità muscolare. 
A tale scopo invece dell’asta, che porta l’arco di cerchio graduato, basta mettere 
Un'asticella di legno con una penna all'estremità, per mezzo della quale si scrive 
Sopra la carta infumata del cilindro rotante. 
In alcune esperienze, come si vedrà nel capitolo seguente, invece dei pesi ado- 
perai una corrente di mercurio nel modo che aveva già servito a Marey per otte- 
nere un peso che cresce o diminuisce in modo uniforme. 
Per dare maggior sensibilità al miotonometro l’asse della puleggia non gira sui 
perni, ma poggia sopra due piccole ruote, come nella macchina di Atwood. 
Serie IL Tow. XLVI. M 
