(8.6) 

 » Chose singuliere! une difference sur la septieme decimale des indices 

 de refraction, se trouva ainsi constatee a l'aide d'experiences dans les- 

 quelles aucun rayon ne s'etait refracte. Ajoutons que 1'exactitude de ia 

 methode etant proportionnelle a la longueur des tubes employes, rien 

 n'auraitempeche d'aller encore beaucoup plus loin. 



» Cette experience aura un complement dont M. Arago s'occupe. II s'agit 

 de savoir si la cbaleur exerce sur la refraction de l'air, une influence qui 

 puisse, qui doive etre distingueede sa propriete dilatante. Le doute merite 

 d'autant plus d'etre leve, que le verre chaud refracte plus que le verre froid. 

 » II faudra encore, pour ne rien laisser dans le vague sur la question si 

 importante et si delicate des refractions astronomiques , etudier l'influence 

 de 1'eMectricite en repos et de l'electricite en mouvement. Tout cela est 

 maintenant accessible et sera promptement eclairci. 



» Nous allons maintenant indiquer brievement quelques autres applica- 

 tions dont la methode de M. Arago est susceptible et qu'il a exposees a 

 1' Academic 



* Concevons un seul tube d'une certaine longueur, vide d'air, bouche I 

 ses deux extremites par des plaques de verre , et hermetiquement ferme. 

 En choisissant convenablement ces deux premieres plaques de verre, et une 

 troisieme plaque mobile destinee a etre placee a cote du tube, sur la route 

 du faisceau exterieur, on peut faire en sorte que, par un effet de compen- 

 sation, des franges se forment par l'interference des rayons propages a tra- 

 vers le vide et de ceux qui ont traverse l'air exterieur, tout comme si les uns 

 et les autres s'etaient mus dans un milieu homogene. Seulement , si Vat- 

 mosphere exterieure change de puissance refractive, les franges se depla- 

 ceront. Leur mouvement se fera vers le tube vide quand le pouvoir re- 

 fractif diminuera, et en sens inverse quand le pouvoir refractif augmentera. 

 Un pared instrument pourrait done, dans les observatoires, etre employe 

 au lieu du barometre et du tbermometre, a la determination de la force 

 refractive de l'atmosphere. L'observation s'executerait a la hauteur de 

 1'objectif de l'instrument astronomique, et ainsi finiraient d'interminables 

 disputes sur la convenance de faire usage, dans le calcul des refractions, 

 •hi thermometre exterieur ou du thermometre interieur. 



* U refraction de Fair est fonction de sa pression et desa temperature. 

 Impression restant constante, si la temperature varie <\'un seul degre cen- 

 tigrade, les franges, dans un instrument de onze decimetres de long., se 

 deplacent de plus de deux j ranges entieres. Ce mouvement, on le mesure a 

 la precision d'un dixieme de frange. L'instrument dont il vient d'etre ques- 



