CARE) 
PHYSIQUE. — Psychromètre électrique et ses applications ; par M. BecouereL. 
(Extrait.) 
« Le thermomètre électrique permet d'observer les températures avec 
une trés-grande exactitude dans tous les cas où la lecture du thermomètre 
ordinaire n’est pas possible : 1° lorsqu'il s’agit, par exemple, d'étudier la 
température des parties intérieures des corps organisés; 2° celles des 
couches supérieures de la terre et de lair à diverses hauteurs au-dessus 
du sol, etc. 
» Cet instrument fonctionne sans interruption, au Jardin des Plantes, 
depuis 1865. Les résultats obtenus ont fait le sujet de plusieurs Mémoires 
que j'ai eu honneur de communiquer à l’Académie, et qui sont imprimés 
dans le Recueil de ses Mémoires. 
» J'ai été conduit ainsi à appliquer le principe du thermomètre élec- 
trique à l'hygromètre, et surtout au psychromètre, quand il s’agit de trouver 
la force élastique de la vapeur d’eau mélée à Vair dans un lieu où l’obser- 
vateur ne peut relever lui-même les températures. 
» L'hygromètre à condensation, dont le principe est dù à Leroy de 
Montpellier, a été perfectionné, comme on le sait, par M. Regnault, qui en 
a fait un instrument de précision. Son usage repose sur la détermination 
du point de rosée, c’est-à-dire du dépôt de la rosée sur une surface d’ar- 
gent poli, refroidie ainsi que l'air ambiant au degré où la tension de cette 
vapeur est à son maximum. Le rapport de la force élastique maximum de 
la vapeur d’eau à la température de l'air refroidi, à celle qui est relative à 
la force élastique maximum de la vapeur à la température de lair non 
refroidi, donne avec une grande exactitude le degré d'humidité de Pair. 
» On a substitué les deux soudures du thermomètre électrique aux deux 
thermomètres de l’hygromètre, afin d’avoir directement la température du 
vase d'argent sur la surface duquel s’opére le point de rosée; mais cette 
substitution, ne dispensant pas de l'observation du point de rosée, ne rem- 
plit pas le but que je me suis proposé; il n’en est plus de même en appli- 
quant ce changement au psychromètre, que l’on transforme ainsi en 
psychromètre électrique. 
» M. Regnault, qui a fait, comme on le sait, une étude approfondie des 
différentes méthodes hygrométriques, a montré que le psychromètre dont 
le principe est dû à M. Gay-Lussac pouvait donner le degré hygrométrique 
de lair, pourvu que la vitesse du vent ne dépassât pas 5 à 6 mètres par 
