(: 236: ) 
seconde. Les recherches de notre confrère à cet égard wont servi de guide 
dans mes observations. 
» Le psychromètre se compose de deux thermomètres dont le réservoir 
de l’un est sec et l'autre tenu toujours humide; la température de ce der- 
nier baisse jusqu’à ce qu’elle devienne stationnaire. On relève alors les deux 
températures, puis la pression atmosphérique; avec ces trois données et 
la formule d'August modifiée par M. Regnault, on détermine la force élas- 
tique de la vapeur. | 
» Cet appareil, bien qu’il soit sujet à des causes d'erreur, est celui dont 
l'observation est la plus facile en météorologie. On substitue, comme il 
suit, aux thermomètres les deux soudures d’un circuit composé d'un fil de 
fer et d’un fil de cuivre d’un diamètre dépendant de la longueur qu'on 
veut donner; plus elle est grande, plus le diamètre est fort : dans ce circuit 
se trouve un galvanomètre à fil court destiné à reconnaître quand la tem- 
pérature est la même aux deux soudures. L'une des soudures est placée dans 
un milieu dont on abaisse la température jusqu'à ce que laiguille soit 
revenue à zéro : dans ce cas, la température est exactement la même aux 
deux soudures; l'effet est indépendant du magnétisme de l'aiguille; il suffit 
que le zéro ne change pas dans le cours de l'observation; l’autre soudure 
est placée dans le lieu dont on veut trouver la force élastique de la vapeur. 
Cette dernière soudure est pourvue d’un appareil pour la tenir à volonté 
sèche ou humide : sèche quand il faut avoir la température de l'air, humide 
pour observer celle où l'évaporation cesse d’avoir lieu. 
» Avant d'observer, il faut régler la marche de l'instrument sur celle du 
psychromètre ordinaire, ce qui exige des essais préalables. Les deux fils de 
métal, qui sont plus ou moins longs suivant les distances où l’on veut opérer, 
sont enroulés l’un sur l’autre à leurs extrémités, sur une longueur de 2 cen- 
timètres au plus, puis soudés et étamés à leur surface ainsi que les deux 
fils, jusqu’à une distance de 6 centimètres environ de leurs points de jonc- 
tion; le reste de ces fils est recouvert de gutta-percha. Toute la partie 
étamée doit être soumise au refroidissement, comme on en fait sentir la 
nécessité dans le Mémoire. Si l’on se bornait à refroidir la soudure seu- 
lement, l'instrument marquerait quelquefois une température un peu plus 
élevée que celle du thermomètre mouillé du psychromètre. Rien n’est plus 
facile ensuite que d’observer avec cet instrument, dont les déterminations 
sont exactement les mêmes que celles du psychromètre. Au surplus, on 
les observe toujours simultanément dans les lieux accessibles, afin de con- 
trôler les résultats. Quand il s’agit d'observer au haut d’un arbre, on hisse 
