( 328 ) 
par l'échappement d’une came qui rend libre un contre-poids, et dont le 
second relève ensuite ce contre-poids. Ces deux mouvements sont détermi- 
nés par le ressort d’un barillet spécial. 
» Il résulte de cette disposition que, toutes les quinze minutes, la feuille 
de papier se soulève, se rapproche de l'aiguille indicatrice, rencontre une 
pointe que celle-ci porte en dessous et pousse de bas en haut cette aiguille, 
qu'arrête, dans ce mouvement, un arc de cercle fixe disposé au-dessus. 
» La pointe perce alors le papier et y laisse la trace de l’inclinaison de 
la position de l'aiguille aimantée, à cet instant; puis le disque, en redescen- 
dant, dégage la pointe et rend aux aiguilles, un moment arrêtées, la liberté 
de leurs oscillations. 
» On obtient donc ainsi, de quinze en quinze minutes, sur la feuille de 
papier, une indication de la déviation de l’aiguille aimantée, et la suite des 
points ainsi marqués fournit une courbe qui fait connaître la marche rela- 
tive des températures des deux extrémités du thermomètre électrique. 
» Si l'on a fait préalablement marquer sur le papier la position con- 
stante des aiguilles, lorsque le courant électrique n’était pas établi, la courbe 
obtenue alors a été un cercle qui donne le zéro de déviations de l'aiguille 
ou des différences de température des extrémités. Lorsque l’une de ces 
extrémités est maintenue à une température constante, celle de la glace fon- 
dante, par exemple, la déviation de l'aiguille indique la température du 
milieu dans lequel l’autre est plongée. 
» Sans entrer dans plus de détails sur la construction de cet appareil, 
nous ferons remarquer que la grande sensibilité et la mobilité de l'aiguille 
ne permettent d'obtenir des indications continues qu’à la condition qu'il 
sera placé dans un lieu à l'abri des trépidations. 
» Il est même, à cet effet, indispensable, dans tous les cas, que l’instru- 
ment soit renfermé dans une double cage où les courants d'air n’aient pas 
d'accès. 
» Quand ces conditions sont satisfaites et que les températures des deux 
extrémités varient par degrés réguliers, la courbe formée par les piqüres 
de l'aiguille indicatrice présente une assez grande continuité; mais lorsque, 
par la nature des observations à faire, l’une des deux extrémités du ther- 
momètre ou toutes les deux sont nécessairement exposées à l'air libre ou 
dans des courants d’air dont la température, incessamment variable par 
l'effet des ondulations, détermine dans les déviations de l'aiguille des oscil- 
lations à peu près continuelles, la courbe en porte les indications et pré- 
sente des sinuosités brusques. 
