( 452 ) 
cations faites par l’auteur montrent bien que l'exactitude des résultats n’a pas 
dù être altérée par cette circonstance. 
L'auteur arrive enfin à l’objet principal de son travail, c’est-à-dire à la 
détermination des indices de réfraction pour les principales espèces de verres 
aujourd'hui employés dans la fabrication-des instruments d'optique. Il s’est 
d’abord procuré, puis a fait tailler en prismes d’un angle de 6o degrés environ, 
des échantillons nombreux des diverses variétés de crown-glass et de flint- 
glass provenant des principales fabriques de verres destinés aux instruments 
d'optique, tant en France qu’à l'étranger. L'auteur a soumis ensuite chacun 
de ces prismes en particulier à un système complet d'observations bien or- 
données, comprenant d’abord la densité de la substance, eu second lieu la 
mesure de l’angle du prisme, enfin la mesure de langle de déviation mi- 
nimum pour tous les points principaux du spectre solaire, c’est-à-dire pour 
les huit raies de Fraünhofer de A à H dans le spectre visible, et pour les sept 
raies de M. Edm. Becquerel de I à O dans le spectre ultra-violet. Dans cette 
dernière région et pour les rayons extrêmes tout à fait invisibles, un oculaire 
particulier à vision latérale permettait de recevoir et d'observer les rayons 
obscurs sur un écran blanc recouvert de sulfate de quinine, substance qui 
d’après M. Stokes jouit de la propriété de rendre visibles par fluorescence 
les rayons invisibles qui la frappent; cet artifice, déjà employé par M. Es- 
selbach, a parfaitement réussi à l’auteur. 
Toutes les mesures d'angles ont été prises en suivant une marche métho- 
dique et uniforme qui devait en assurer la rigueur; le minimum était 
observé par la méthode de la déviation doublée, en faisant six réitérations à 
partir de divers points du cercle, et à chacune d'elles quatre répétitions 
d'angles; puis on recommencçait en sens inverse. C'était la moyenne de toutes 
ces mesures qui était prise pour la déviation cherchée. Enfin la température 
du prisme pendant les observations était exactement déterminée au moyen 
de deux thermomètres. 
De nombreux tableaux numériques présentent avec beaucoup d’ordre les 
observations complètes, les observations réduites ou les indices, enfin Îles 
données numériques appelées rapports de dispersion qui permettent de pré- 
voir avec facilité les propriétés des diverses combinaisons de verres, relati- 
vement à l’achromatisme, soit pour les rayons colorés, soit pour les rayons 
photographiques. 
Le Mémoire se termine enfin par un dernier chapitre trés-intéressant et 
assez développé pour être considéré comme un travail à part, concernant 
l'influence de la température sur l'indice de réfraction. Un prisme était placé 
