( 905:) 
la loi, exactement dans le rapport inverse des racines carrées des densités 
de ces gaz. En pratique, il faut laisser la diffusion s’opérer pendant un temps 
notable; mais, si ce temps n’est pas trop long, le rapport trouvé ne s’écar- 
tera pas beaucoup du rapport théorique : il sera seulement un peu plus 
voisin de l'unité. | 
» La construction d’un appareil permettant de réaliser ces expériences 
présente quelques difficultés. On ne peut manier l'ozone et le chlore ni sur 
le mercure ni sur l’eau; il faut employer l'acide sulfurique concentré, qui 
n'exerce pas d'action sensible sur ces gaz. D'autre part, les substances orga- 
niques et les métaux sont attaqués par l’ozone et le chlore : toutes les parties 
des vases qui sont mises en contact avec les gaz doivent donc être formées 
de verre. Je me bornerai à indiquer les dispositions essentielles de l'appa- 
reil que j'ai employé. | ii | CLS 
» On a pris pour vases de diffusion deux larges tubes de verre (environ 
45 millimètres de diamètre intérieur), dont les extrémités étaient fermées 
par des obturateurs ‘de verre. La capacité de chacun de ces vases était la 
même, 250 centimètres cubes environ. Les obturateurs étaient formés de 
plaqués de verre allongées et rectangulaires, pércées d’un trou dé dimen- 
sion et de position convenable. En bouchant les extrémités des vases à dif- 
fusion par la partie pleine des plaques de verre, la fermeture était com- 
plète, tandis qu’en faisant glisser les obturateurs de manière à en faire 
correspondre le trou avec l'intérieur des vases, la fermeture n’était qué par- 
tielle, et l’on! pouvait, par ces trous, faire entrer, sortir ou diffuser les gaz. 
» Pour qu'il fût possible de manier et de déplacer les vases à diffusion, 
il fallait'que les obturateurs fussent constamment appliqués et retenus 
contre l'extrémité dés vases. On y est parvenu à l’aide de pièces à ressort, 
Partie en Jaiton, partie en platine, qui empéchaient l'écartement des obtu- 
rateurs sans gêner Jeti ha ka ; Fe £ EA À RIRE ‘ 2 fig f d 
» Pour reridre la fermeture hermétique, ón lübrifiait les obturateurs avec 
une goutte d'acide sulfurique : ün a reconnu que, moyennant cette précau- 
tion, il ne se produisait äucune fuite de gaz tant que la préssion de l'inté- 
rieur à l'extérieur né dépassait pas certaines limites qui n’ont jamais été 
atteintes dans les H PÉ rieh. GL ds 40 AUDE Jus | 
» Lorsque l’un des vases avait été rempli d'oxygène pur et l’autre d'oxy- 
gène mélangé d’une petite proportion de chlore, ou d’oxygène ozoné, on 
posait le premier vase sur le second. Ils étaient donc séparés par les deux 
obturateurs en contact, entre lesquels on avait mis une goutte d'acide sul- 
furique. Alors on établissait la communication entre les deux vases, en fai= 
120.. 
