Die Methode des Spektrophors. 385 



wie es in dem bekannten Vorlesungsversuche geschieht, seitlich ablenkte. 

 So wurden beispielsweise, wenn die rothen, gelben und grünen Strahlen 

 des Spektrums auf die Linse fielen, durch Ablenken der rothen Strahlen 

 ein rother und ein gelbgrüner Lichtstreif durch den Kollektor erzeugt. 



Das ist allerdings eine Nachahmung des oft erwähnten Vorlesungs- 

 versuchs, allein keine quantitative Methode. Ich will gar nicht darauf 

 eingehen, dass uns Timiriazeff darüber im Unklaren lässt, nach 

 welcher Scala er seine Spektralbezirke überhaupt abgrenzte; es genügt 

 mir, darauf hinzuweisen, dass seine beiden durch den Kollektor er- 

 zeugten Lichtlinien quantitativ nicht vergleichbar sind! 



Der durch den Glaskeil zur Seite gelenkte Spektraltheil ist näm- 

 lich ganz bedeutend geschwächt im Vergleich zu dem nicht abgelenkten 

 durch die Reflexion an den beiden Flächen des Glaskeils, wobei ich 

 noch die Absorption im letzteren für unerheblich erklären will. Dieser 

 Lichtverlust durch Reflexion muss auf 10 bis 20 pCt. A r eranschlagt 

 werden, das durch den Glaskeil abgelenkte Strahlenbündel ist demnach 

 10 bis 20 pCt. lichtärmer als das nicht abgelenkte, und die Wirkung 

 beider vergleicht Timiriazeff mit einander. Um diesen groben Fehler 

 zu vermeiden, empfehle ich Herrn Timiriazeff, künftig doch mein 

 Verfahren zu adoptiren. 



Wenn ich z. B. die Wirkung der beiden Spektralabschnitte X 70 

 bis 61 (Roth-Orange) und X 61 bis 52 (Gelb-Grün) mit einander ver- 

 gleichen will, so stelle ich das Diaphragma meines Spektrophors auf 

 die Skalentheile 70 und 52 ein, so dass der ganze Spektralabschnitt 

 X 70 bis 52 hindurch geht und bei Einschaltung der Kollektorlinse in 

 einen Lichtkegel zusammen gezogen wird. Dann bringe ich genau in 

 die Ebene der Skala zwei sehr breite Glaskeile von 7° brechender 

 Kante, die mit ihrer schmalen (1 mm dicken) Kante genau an einander 

 geschliffen sind und durch eine geschwärzte Messingfassung zusammen- 

 gehalten werden; diese vollkommen gleichen Prismen sind so zu- 

 sammengefügt, dass ihre beiden der Lichtquelle zugekehrten Seiten in 

 einer Ebene liegen, während die beiden der Lichtquelle abgewandten 

 Seiten einen sehr stumpfen Winkel mit einander bilden. Die Be- 

 rührungslinie beider Prismen (Glaskeile) wird auf den Skalentheil 61 

 eingestellt, und nunmehr liefert mir die unmittelbar hinter den Glas- 

 keilen stehende Kollektorlinse zwei „images focales" von gleicher 

 Lichtstärke, eins nach rechts, das andere nach links abgelenkt, und 

 deren eines die Wellenlängen X 70 bis 61, deren anderes die Wellen- 

 längen X 61 bis 52 enthält. 



Will Herr Timiriazeff den Spektrophor benutzen, so möge er 

 ihn auch richtig handhaben. 



3. 



Timiriazeff polemisirt weiter dagegen, das ich die in der Zeit- 

 einheit ausgeschiedene Zahl von Gasblasen als Maass für die Aus- 



25 D.Botan.Ges.3 



