DEL DOTI. GirSErPE VICENTINI 387 



Le esperienze che riporto nella presente nota si riferiscono a 35 soluzioni nel- 

 l'alcool assoluto di vari cloruri , e servono già alla deduzione di alcune conclusioni 

 d'ordine generale sulla conducibilità elettrica delle soluzioni alcooliclie. 



Metodo seguito nelle esperienze. 



Per determinare la resistenza elettrica delle soluzioni alcooliche da me studiate 

 ho seguito il metodo dapprima usato da Kohlrausch , consistente nel!' impiego della 

 solita disposizione del ponte di Wheatstone coU'uso di correnti alternate prodotte da 

 un piccolo rocchetto d'induzione a nucleo massiccio. 



Non ho però usato l'ordinario elettrodinamometro di Weber, ma ricorsi a quello 

 più semplice e di più facile maneggio proposto dal Sellati (1) per lo studiò di deboli 

 correnti alternate ed il cui principio richiamo qui colle parole stesse dell'autore.' 



« Si immagini che l'ago magnetico di un galvanometro a riflessione venga so- 

 stituito da un pezzetto di filo di ferro il quale possa oscillare in piano orizzontale e 

 nella sua posizione di equilibrio sia normale al meridiano magnetico. In tali condizioni 

 quel piccolo filo di ferro è sottratto all'influenza magnetica terrestre, e se esso è di 

 buona qualità e fu ben ricotto , non presenta alcuna traccia di polarizzazione magnetica. 

 Si immagini poi che il piano delle spire del filo avvolto sul telaio formi un angolo 

 di 45° col meridiano magnetico e clie si faccia passare nel filo di rame una corrente: 

 qualunque ne sia la direzione, essa ne magnetizza temporaneamente l'asticciuola di ferro 

 e tende a portarla in direzione normale al piano delle spire ; quindi anche se le correnti 

 sono alternate la deviazione del filo di ferro ha sempre luogo nel medesimo senso come 

 avviene per il rocchetto mobile di un elettrodinamometro comune. 



« La semplicità di questo apparecchio proviene dall'aver soppresso il rocchetto 

 interno dei soliti elettrodinamometri ed il complicato sistema di sospensione che l'ac- 

 compagna. L'ufficio del rocchetto interno è invece fatto dalla breve asticciuola di ferro 

 dolce che può venire sospesa per mezzo di un unico filo di poca torsione o di un 

 doppio filo a sistema bifilare. La leggerezza di tutta la parte mobile contribuisce a 

 rendere lo strumento assai pronto e sensibile ». 



Dopo vari tentativi per costruire un apparecchio di questo genere, dotato di sen- 

 sibilità adatta alla qualità delle mie esperienze , ho trovato comodo sostituire al si- 

 stema astatico, di un ordinario galvanometro del Nobili, un fascette di nove fili di 

 ferro aventi il diametro di 0,7 mm. e la lunghezza di 35 mm., che ho scelti fra il 

 miglior ferro dolce che mi fu dato trovare, arroventato ripetutamente e lasciato raf- 

 freddare colla maggior lentezza. Questo fascette è portato da un filo di rame sotti- 

 lissimo , al quale è unito rigidamente un piccolissimo ago calamitato ; il fascette e 

 l'ago sono entrambi orizzontali e giacciono in piani verticali perpendicolari l'uno al- 

 l'altro. Tutto il sistema è sospeso mediante un filo di bozzolo, ed 11 piccolo ago ma- 

 gnetico è destinato a tenere il fascette di fili di ferro costantemente in piano normale 

 a quello del meridiano magnetico ; è però molto discosto dal telaio, in modo da non 



(i; M. Sellati, Atti del R. Istituto Veneto di Scieme, Lettere ed Arti, T. I, S. VU. febb. 1883. 



