388 SULLA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA DELLE SOLUZIONI ALCOOLICHE 



sentire l'influenza delle correnti che ne devono attraversare il filo. Xel piano verticale 

 del fascette di fili di ferro è inoltre fissato un lungo, sottile, leggerissimo indice, che 

 segna sopra un quadrante diviso in gradi, le oscillazioni dell'intero sistema magnetico. 

 Il disco graduato è disposto in tal modo, sopra il telaio, che quando l'indice segna 

 45", il piano dell'indice e del fascette di fili, forma un angolo di 45° colla direzione 

 delle spire del filo del telaio. Per tutto il tempo che Tistrumento non venne smosso 

 dalla posizione iniziale , allo stato di riposo l' indice si mantenne costantemente in 

 corrispondenza alla divisione di 45°, indicando per tal modo che il sistema di fili di 

 ferro non è mai stato magnetizzato dalle correnti fatte passare attraverso al filo del- 

 l'istrumento. Il piccolissimo ago, destinato a tenere in posizione fissa ed opportuna il fascio 

 di fili, è dotato di momento magnetico così dehole, che sarebhe bastata la più lieve 

 traccia di magnetismo residuo nel fascette di fili di ferro dolce, se questo fosse stato 

 assoggettato all'azione di coiTenti troppo intense, per vincere la forza direttrice eser- 

 citata dalla terra sull'ago, e per cambiare quindi la posizione di equilibrio del sistema. 

 Di ciò ebbi la prova con vari fascetti impiegati nei primi tentativi. 



Le correnti che faccio passare nel filo di rame di questo semplicissimo elettro- 

 dinamometro non producono mai deviazioni maggiori di 3 o 4 gradi. Facendo uso 

 d' una slitta di Du Bois Eeymond , come apparecchio d'induzione, è facile evitare il 

 pericolo di lanciare attraverso all'elettrodinamometro correnti troppo intense. Di fatti 

 dopo aver acquistata una certa pratica ed usando un po' di precauzione, nel corso 

 delle esperienze non mi accadde mai di far attraversare l'apparecchio da correnti di 

 intensità tale da lasciare qualche traccia di magnetizzazione nel fascette di fili di ferro. 



Dopo preparato questo semplice elettrodinamometro ne ho studiato il comporta- 

 mento servendomi di esso per determinare delle resistenze metalliche note, di diversa 

 grandezza. Esso ha mostrato di funzionare benissimo, dando, entro i limiti della propria 

 sensibilità, risultati sempre concordanti fra di loro ed esatti. Poiché nella misura delle 

 resistenze mi valgo della disposizione del ponte di Wheatstone, dovendo l'elettrodina- 

 mometro servire ad indicare quando la corrente si annulla nel reoforo in cui è inserito, 

 fanziona più che altro da elettrodinamoscopio. 



Due rami del quadrilatero di "Wheatstone contengono due resistenze perfettamente 

 eguali, ciascuna del valore di 751,75 U. S., preparate dal dott. G. Guglielmo per 

 alti-i suoi studi e da lui determinate accuratamente. la uno degli altri due lati del 

 quadrilatero si trova inserita la soluzione da studiare ; nell'ultimo finalmente la resi- 

 stenza variabile fornita da un reostato di Siemens , costituito da una serie completa 

 di resistenze da 0,1 a 5000 U. S. Nei casi in cui la resistenza da misurare è supe- 

 riore a 5000 U. S., sostituisco ad una delle resistenze di 751,75 U. S. un'altra 

 alquanto minore. 



La condizione dell'annullamento della corrente nel ramo contenente l'elettrodina- 

 mometro la determino sempre in base a piccolissime osculazioni (da 0°,6 a 0°,9) 

 prodotte da due resistenze del reostato , che comprendono il valore della resistenza 

 incognita. 



Osservò le deviazioni dell'indice dell'elettrodinamometro mediante lente di ingran- 

 dimento munita di tubo con opportuni diaframmi per togliere ogni errore di parallasse 

 nelle letture. 



