DEL flOTT. GIl'SEPPE VICENTINI 389 



Le soluzioni alcooliche assoggettate alla esperienza, sono poste in tubi ad U della 

 forma di quelli già usati dal Kolilrausch , dei quali ho determinata colla massima 

 cura la capacità di resistenza , vale a dire la resistenza che offrirebbero se fossero 

 pieni di mercurio a 0°. Gli elettrodi impiegati sono costituiti da dischi di argento pia- ' 

 tinato e mediante tappi di severo vengono introdotti nel tubo fino a che i loro orli 

 coincidono con segni tracciati con acido fluoridrico tutto all'ingiro dei due rami aperti 

 del tubo stesso. Come Kohlrausch ha dimostrato, la platinazione degli elettrodi serve 

 a sopprimere le ultime tractie di polarizzazione, senza bisogno di ricorrere ad elettrodi 

 di grandissima superficie. 



Per determinare la capacità di resistenza dei vasi adoperati , ho impiegato una 

 soluzione di solfato di zinco puro, della quale ho determinato scrupolosamente la re- 

 sistenza specifica. Ho preso perciò un tubo di vetro lungo 60 cm. e del diametro di 

 oltre IG mm. e lo ho diviso in mm. per tutta la sua lunghezza a mezzo della mac- 

 china divisoria, indi lo ho calibrato con mercurio in maniera da conoscerne il diametro 

 in ogni suo punto. Chiuso alle estremità mediante tappi forati di gomma , possono 

 venire spinti nel suo interno due elettrodi di zinco amalgamato, saldati ad aste me- 

 talliche circondate completamente da un cannello di vetro. Mercè questo tubo riempito 

 colla soluzione campione di solfato di zinco e posto in apposito bagno d'acqua con- 

 tinuamente agitato e mantenuto a temperatura costante, ho detei'minato coll'impiego 

 di correnti alternate , la resistenza JR. di una colonna liquida di lunghezza ? e di 

 sezione s note e quindi la conducibilità 7c 



B. s 



della soluzione di solfato di zinco a varie temperature. 



Conosciuta la conducibilità della soluzione di solfato di zinco, ho determinata la 

 capacità di resistenza dei vasi destinati allo studio delle soluzioni alcooliche , misu- 

 rando la resistenza offerta in essi dalla soluzione campione a una determinata tem- 

 peratura, quando gli elettrodi si trovano nella posizione fissata come dissi più sopra. 



Per un tubo (^A) trovai la capacità di resistenza eguale a 



149,5 . 10-' U. S. 



media delle tre determinazioni 



149,4 149,4 149,7 



per un altro (B) mi risultò eguale a . 



768,5 . 10-' U. S. 



pure media delle tre determinazioni 



769,4 768,1 767,7 



Questi numeri danno un'idea della approssimazione che posso ottenere col mezzo del- 

 l'elettrodinamometro impiegato. 



Per fare vedere come in queste determinazioni l' effetto della polarizzazione è 

 assolutamente trascurabile, faccio notare che il valore 149,4, che si riferisce alla 



