362 Gesammtsitzung 



schiedene Längen des Nebendrathes durch den Versuch fin- 

 den kann, bei welchen der erregende Strom denselben Werth 

 erhalt. 



Hr. G. Rose las die Fortsetzung und den Schlufs seiner 

 Abhandlung Beschreibung und EJntheilung der Meteo- 

 riten auf Grund der Sammlung in dem mineralogi- 

 schen Museum der Universität zu Berlin. 



Hr. Dove trug eine neue Methode die Intensität der 

 Interferenz färben zu bestimmen vor. 



Für die Bestimmung der Intensität der Polarisationsfarben 

 vermittelst des im Bericht von 1861 pag. 497 beschriebenen 

 Photometers finde ich die folgende Beobachtungsmethode am 

 bequemsten. Man befestigt den polarisirenden Nicol in der Öff- 

 nung des Objectträgers , und stellt den anafysirenden, welcher 

 unmittelbar auf das Ocular gestellt werden kann so, dafs das 

 Gesichtsfeld dunkel erscheint. Darauf legt man auf den Object- 

 trager das Gypsplättchen, dessen Dicke einem bestimmten Gang- 

 unterschiede der beiden Strahlen entspricht. Auf die Krystall- 

 platte legt man nun die mikroskopische Photographie (sehr 

 geeignet dazu sind die Platten: The Lords Prayer contains 280 

 Letters). Durch den Schieber wird nun die Einfallsöffnung so 

 lange verkleinert, bis die Compensation mit dem direct auf das 

 Object einfallendem Lichte erreicht ist. Diese Compensation 

 kann auch durch einen Satz von mattgeschliffenen farblosen 

 Glasplatten, welche aus einer gröfseren Glasplatte geschnitten 

 sind, erhalten werden. Um allmähligere Übergänge zu erhal- 

 ten ist es in diesem Falle zweckmäfsig, nur die eine Seite die- 

 ser Platte matt zu schleifen. 



Auf dieselbe Weise kann man die erheblichen Helligkeits- 

 unterschiede bei senkrecht auf die Achse geschliffenen Bergkry- 

 stallplatten untersuchen und sich überzeugen, dafs eine rechts 

 drehende Platte dieselbe Intensität der Farbe giebt als eine links 

 drehende gleicher Dicke. Kommt es blos darauf an zu unter- 

 suchen, welche von zwei Platten eine gröfsere Lichtmenge 



