258 Gesammtsitzung 



täglicher Strom -Unterbrechungen spiegelblank zu erhalten, so 

 dafs die Erhaltung derselben während eines ganzen Jahres oder 

 noch länger mit Fug und Recht erwartet werden kann. 



Zur Signalisirung der Pendelschwingungen in jede belie- 

 bige Entfernung können endlich die Contakte bei Oi und O2 

 dienen, deren Stellung den grofsen Vorzug vor anderen Signa- 

 lisirungs- oder Übertragungs Einrichtungen hat, dafs sie ganz 

 aufser Verbindung mit dem Pendel selbst sind, also dessen Gang 

 in keiner Weise afficiren können. 



Die näheren Untersuchungen des Ganges dieser Pendel- 

 Uhr haben nun etwa folgenden Verlauf genommen: 



Nach der Aufstellung im September 1865, welche an dem 

 grofsen Mauerpfeiler in dem untern Geschosse des Sternwarten- 

 Thurmes, einem Räume von sehr langsamen Temperatur-Ände- 

 rungen, gewählt wurde, zeigte sich während fast 6 Monaten 

 eine starke Abnahme der anfänglichen Retardation des Pendels. 



Der tägliche Gang, welcher anfangs -f- 6' 8 betrug, war 

 bis Ende Februar 1866 auf ■+- 2'^ 9 heruntergegangen, doch schon 

 vom December ab mit deutlich abnehmender Geschwindigkeit. 



Eine solche Erscheinung erklärt sich nach technischen Er- 

 fahrungen durch Veränderungen, welche die Elasticität einer 

 jungen Aufhängungs-Feder des Pendels erst während der regel- 

 mäfsigen Pendelschwingungen zu erleiden beginnt. In derselben 

 Zeit änderte sich die Amplitude des Pendels (womit ich in Fol 

 genden stets den halben Seh wingungs -Bogen bezeichnen will) 

 von 47' auf 41'. — 



Nach Ablauf dieser Erscheinung konnte ich endlich im 

 März 1866 die regelmäfsigen feineren Vergleichungen des neuen 

 Pendels mit der bisherigen Normaluhr Tiede Nr. 3 beginnen. 

 Diese Vergleichungen wurden von da ab auf einem Registrir- 

 Apparat abgelesen, durch welchen beide Pendel auf electrischem 

 "Wege ihre Schwingungs-Epochen verzeichneten und so den Un- 

 terschied ihrer Phasen in wenigen Sekunden bis auf 0'^ 005 ge- 

 nau zu bestimmen erlaubten. 



Mittelst dieser Vergleichungen und der nach den Schlägen 

 der Normal-Uhr Tiede 3 im Meridian beobachteten Sterndurch- 

 gänge wurde die wahre Bewegung des neuen Pendels ermittelt. 



Da ich anfangs keinen merklichen Einflufs der Variationen 



