vom 2. Mai 1867. 259 



der Stromstärke auf das electrische Echappement befürchtete, 

 wurde die Stromstärke nur ganz beiläufig an einem rohen Gal- 

 vanoskop abgelesen, und es ergab sich sogleich eine recht be- 

 friedigende Reihe von Gängen zwischen dem 17. und 29. März: 

 März 20 tägHcher Gang -f- 0^48 

 „25 -f-o'46 



„26 -^ 43 



„29 -+-0 41. 



Während desselben Zeitraums hatte die in freier Luft schwin- 

 gende Normal-Uhr bei starken Barometer - Schwankungen be- 

 trächtliche Änderungen des Ganges erfahren, welche sich nun 

 bei halbtägigen Vergleichungen mit dem davon unberührten 

 neuen Pendel in voller Deutlichkeit auf dem Registrir-Apparat 

 aufzeichneten. 



Vom 30. März an begann sich der Gang auch des neuen 

 Pendels stärker zu ändern und es zeigte sich leider bald die 

 oben bereits erwähnte Abhängigkeit seines Ganges von gröfseren 

 Veränderungen der Stromstärke. 



Die regelmäfsigen Vergleichungen wurden defshalb am 

 8. April zunächst abgebrochen, um erst einige Vorarbeiten zu 

 Versuchen über die Beseitigung jener Schwierigkeit zu machen. 

 Das Pendel wurde indessen vorläufig im Gange erhalten, um 

 das Verhalten der Contakte, welches ebenfalls zu Bedenken 

 Anlafs gegeben hatte, nach Ablauf mehrerer Monate revidiren 

 zu können. 



Als sich Ende Juni ergab, dafs die Contakte durch Ein- 

 wirkung der angebrachten Condensatoren vor Oxydation völlig 

 bewahrt geblieben waren, wurden zunächst zwischen Juni 21. 

 und Juli 12. eine Reihe von direkten Versuchen über den Ein- 

 flufs der Luftdichtigkeit auf den Gang des Pendels gemacht, 

 während welcher die Stromstärke möglichst constant erhalten 

 wurde. Die Resultate dieser Versuche will ich kurz angeben, 

 bemerke jedoch, dafs ich mir ihre vollständigere Wiederholung 

 und Diskussion noch vorbehalte. 



Der Luftdruck unter dem das Pendel einschliefsenden Glas- 

 cylinder wurde an einem nach Pariser Zollen abzulesenden He- 

 berbarometer beobachtet, welches aber der Raumverhältnisse 

 wegen nur Barometerstände unter 24 Zoll zu messen gestattete. 



