﻿vom 16. Februar 1874. 157 



Hr. Siemens legte der Klasse ein von ihm construirtes Ka- 

 pillar-Galvanoscop vor, welches vorzugsweise die Bestimmung hat, 

 Widerstandsmessungen an submarinen Kabeln auf schwankenden 

 Schiffen zu ermöglichen. 



Das Instrument ist eine Modification des Lippmann'schen Ca- 

 pillar-Electrometers. Es besteht aus zwei senkrecht im ohngefäh- 

 ren Abstände von 3 Cm. von einander auf einem kleinen Brette 

 befestigten weiten Glasröhren. Dicht über der Oberfläche des 

 Brettchens sind dieselben durch ein schwach nach oben gebogenes 

 dünnes Glasrohr von etwa -J Mm. innerer Weite verbunden. Un- 

 ter diesem capiliarem Verbindungsrohre wird auf dem Brettchen 

 ■eine Scale mit Millimetertheilung befestigt. Die beiden weiten 

 senkrechten Glasröhren nebst dem capillaren Verbindungsrohre wer- 

 den nun luftfrei mit reinem Quecksilber so gefüllt, dass in der 

 Mitte des Capillarrohres der Quecksilberfaden durch einen einige 

 Millimeter langen Schwefelsäurefaden unterbrochen wird. Bei eini- 

 ger Übung lässt sich diese Füllung leicht luftfrei herstellen. 



Vor der Lippmann'schen Anordnung, bei welcher das Kapil- 

 larrohr zur Hälfte mit Quecksilber und zur Hälfte mit Schwefel- 

 säure gefüllt ist, hat die oben beschriebene wesentliche Vorzüge. 

 Bei der Lippmann'schen Anordnung ist die Verschiebung des Me- 

 niscus, welche durch die mit der Polarisation verknüpfte Veränderung 

 der Kapillar-Constante hervorgerufen wird, weit geringer, da durch 

 die Verlängerung oder Verkürzung der Quecksilbersäule im senkrech- 

 ten Kapillarrohre eine schnell wachsende Gegenkraft hervorgerufen 

 wird, welche die Verschiebung begränzt. Bei der beschriebenen 

 Anordnung findet dagegen keine merkliche Veränderung des niveaus 

 der Quecksilberkuppen der weiten senkrechten Röhren statt. Es 

 ist daher sogar nothwendig, das Kapillar -Verbindungsrohr schwach 

 nach oben zu krümmen, damit nicht schon der schwächste Strom 

 den Schwefelsäure - Tropfen ganz aus dem Rohre hinaustreibt. 

 Sollte dies jedoch bei Benutzung zu starker Ströme einmal eintre- 

 ten, so bleibt der Schwefelsäure -Tropfen durch Adhäsion an der 

 Mündung des Kapillarrohrs haften und kehrt bei Umkehr des Stro- 

 mes wieder zurück. Ein zweiter wesentlicher Vorzug der beschrie- 

 aenen Anordnung besteht darin, dass bei derselben beide den 

 Schwefelsäurefaden begrenzenden Quecksilberkuppen polarisirt wer- 

 den, wodurch die verschiebende Kraft verstärkt uud für beide 

 Stromrichtungen gleich gross wird. Endlich ist der durch die 



