﻿158 Sitzung der 'physikalisch-mathematischen Klasse 



Adhäsion der Schwefelsäure an der Glaswand des Kapillarrohres 

 erzeugte Widerstand gegen die Verschiebung bei der beschriebenen 

 Construction der Kürze des Schwefelsäurefadens wegen eine weit 

 geringere. 



Soll das Instrument gegen die Schiffsschwankungen unempfind- 

 lich gemacht werden, so werden die senkrechten Glasröhren mit 

 Ansatzröhren versehen, welche nach Innen gebogen sind, so dass 

 die Quecksilberkuppen derselben nahe zusammen über der Mitte 

 des Kapillarrohres liegen. 



Ein die Benutzung dieses Kapillar - Galvanoscops erschweren- 

 der Übelstand ist der, dass der Schwefelsäurefaden nach geschehe- 

 ner Ablenkung durch einen Strom nnr äusserst langsam in seine 

 Ruhelage zurückkehrt, wenn auch für die Depolarisirung der Queek- 

 silberkuppen durch metallische Verbindung der beiden Quecksilber- 

 säulen gesorgt wird. Wird jedoch dieselbe Electricitätsmenge, wel- 

 che die Polarisirung bewirkte, in entgegengesetzter Richtung durch 

 das Instrument geschickt, so kommt der Faden schnell und genau 

 wieder in seine ursprüngliche Lage. Man bewirkt dies leicht da- 

 durch, dass man in den Stromkreis einen Condensator einschaltet, 

 durch dessen Ladung die Verschiebung des Fadens und durch des- 

 sen Entladung die Zurückführung desselben erfolgt. Zu exacten 

 Messungen lässt sich das Instrument nur dann verwenden, wenn 

 sehr grosse Widerstände und beträchtliche electromotorische Kräfte 

 im Spiele sind. Ist die electromotorische Kraft der Kette nicht 

 mindestens -^ Daniell, so erfolgt keine merkbare Verschiebung des 

 Fadens. Demohngeachtet wird das Instrument in vielen Fällen 

 ein nützliches Hülfsmittel werden, namentlich dann, wenn sehr 

 grosse Widerstände im Stromkreis enthalten sind. Diese verlang- 

 samen zwar die Bewegung des Schwefelsäurefadens, sind aber auf 

 die Grösse seiner Verschiebung ganz ohne Einfluss. 



