﻿512 Gesammtsitzung 



linse eines Theodoliten ein doppelbrechendes Prisma so befestigt, 

 dass sein Hauptschnitt dem Spalt parallel war. Das Objectiv des 

 Beobachtungsfernrohrs trug einen Nicol mit Theilkreis, der Able- 

 sungen auf Minuten gestattete, und zur spectralen Zerlegung des 

 Lichtes diente der Prismenkörper eines Hofmann'schen Spectros- 

 cops, das auf dem Tisch des Apparates befestigt war. Der Spalt 

 war durch einen Streifen Stanniol, dessen Breite so gewählt wurde, 

 dass sich das ordentliche Bild der einen Hälfte mit dem ausser- 

 ordentlichen der andern grade berührten, in zwei Theile getheilt 

 und man erhielt demnach zwei an einander grenzende Spectra, 

 deren Intensität sich bei gleicher Helligkeit der beiden Spalthälf- 

 ten verhielt wie ksiv^a zu Acos 2 «, wenn man mit a den Winkel 

 bezeichnet, den die Polarisationsebne des Nicols mit dem Haupt- 

 schnitt des doppelbrechenden Prisma's macht und mit h und Je die 

 Schwächungscoefficienten, die durch den Durchgang der beiden 

 senkrecht zu einander polarisirten Strahlen durch den Apparat be- 

 dingt sind. 



Eine vollkommene Berührung ist nun in Folge der Dispersion 

 des doppelbrechenden Prisma's nur für eine Farbe möglich, aber 

 die starke Dispersion des Prismenkörpers des Hofmann'schen 

 Spectroscops macht diese Stelle genügend breit, um das Maximum 

 der Empfindlichkeit für die betreffende Farbe erreichen zu können. 

 Eine schwache Neigung des doppelbrechenden Prisma's um eine zu 

 seinem Hauptschnitt senkrechte Axe genügt, um diese enge Be- 

 rührung an jeder Stelle des Spectrums hervorzurufen, an der man 

 zu beobachten wünscht. 



Zur Einstellung des Apparates wurde der Nicol ohne einge- 

 schalteten Prismenkörper so gedreht, dass das eine Spaltbild ver- 

 schwand, dann wurden die Prismen vorgesetzt und so lange ge- 

 dreht, bis wieder nur ein Bild des Spaltes zu sehen war. Es fällt 

 dann ihre Einfallsebne mit dem Hauptschnitt des doppelbrechenden 

 Prisma's zusammen und zugleich ist damit der Punkt gegeben, von 

 dem aus die Drehungen des Nicols zu zählen sind. Vor der un- 

 teren Hälfte des Spaltes war ein rechtwinkliges Glasprisma be- 

 festigt, dass das Licht einer seitlich aufgestellten Petroleumflamme 

 in den Apparat reflectirte. In gleicher Höhe mit der oberen stan- 

 den die Fernröhre eines kleinen mit drehbarem Tischchen verse- 

 hen Spectrometers, die das Licht einer zweiten Flamme auf die 

 obere Spalthälfte concentrirten. Das der Flamme zunächst ste- 



