﻿vom 13. August 1874. 575 



sings gleich ist, ermöglichtes Verfahren. Ein kleiner Unterschied 

 in der Adjustirung der beiden Oculare konnte also einen constan- 

 ten Unterschied des Scalenwerthes für dieselben verursachen, und 

 in der That fand Johnson (Radcl. Obs. XV. p. (ix)) den Werth 

 eines Theils für 200 malige Vergrösserung = 29 '.'430, für 150 malige 

 = 297424, also einen für die Distanzen Aa und Ab von 55 resp. 

 47 Theilen erheblichen Unterschied. Ein Nachweis über seine 

 Bestimmung fehlt indess und es wird deshalb nothwendig diesen 

 Unterschied in die für Aa resp. Ab aufzustellenden Bedingungs- 

 gleichungen als eine Unbekannte mit aufzunehmen. Für diese Un- 

 bekannte sind sogar zwei Werthe zu bestimmen, ein vor dem 

 2. Mai 1852 und ein von diesem Tage an gültiger, weil sich an 

 diesem Tage im Journal (Radcl. Obs. XV. p. (19)) die der vor- 

 hin citirten Angabe widersprechende Bemerkung findet, der Focus 

 des Oculars (von 200 maliger Vergrösserung) sei berichtigt wor- 

 den , und ich diese nur dahin verstehen zu können glaube, dass 

 vom 2. Mai 1852 an das stärkere Ocular beständig auf diesen neu 

 bestimmten, und vom dem frühern möglicher Weise verschiedenen, 

 Punct eingestellt worden ist. Es kommen ausserdem einige Beob- 

 achtungen mit 80 und mit 300 maliger Vergrösserung vor; John- 

 son hat die erstem mit dem für 150 malige, die andern mit dem 

 für 200 malige Vergrösserung bestimmten Werthe reducirt. Aus 

 meinen Rechnungen fallen dieselben zufällig aus andern Gründen 

 sämmtlich heraus bis auf zwei Messungen von Ab mit 80 maliger 

 Vergrösserung, die ich ebenfalls nicht benuzt habe. 



Es ist endlich ein nicht unbedenklicher Gebrauch von Ob- 

 jectivblenden gemacht worden. Der Stern 1830 Groombridge ist 

 hell 7 m und so viel heller als die beiden Vergleichsterne — nach 

 der Bonner Durchmusterung ist a 9™2 und b 8™5, Johnson schätzte 

 10™3 resp. 9?3 — dass zur Sicherung der Einstellungen sein Licht 

 durch theilweise Bedeckung der einen Objectivhälfte geschwächt 

 werden musste. Die Erfüllung der Bedingung, dass diese Be- 

 deckung in solcher Art ausgeführt wird, dass alle Theile der 

 Objectivhälfte in demselben Verhältniss zum Bilde beitragen wie 

 im unbedeckten Zustande, ist zwar für das Oxforder Heliometer 

 wegen der Cylinderbewegung der Hälften nicht in solchem Mafse 

 wesentlich wie für die Instrumente der Fraunhofer' sehen Con- 

 struetion, aber die Möglichkeit sich von derselben zu dispen- 

 siren in jedem Falle für ein gegebenes Objectiv erst besonders 



