﻿820 Gesammtsitzung 



dienenden Condensators gleichzeitig durch dieselbe galvanische 

 Kette ausliefert und die Zweige eine Wheatstone' sehen Brücken- 

 combination oder eines Differential-Galvanometers mit Hülfe häufig 

 wiederholter Ladungen so regulirt, dass das Galvanometer nicht 

 abgelenkt wird. Das Verhältniss der Brückenzweige giebt dann 

 das Verhältniss der Ladungen. 



Diese für kurze Kabel sehr geeignete Methoden verlieren die 

 nöthige Schärfe, wenn die Kabel sehr lang sind. Einmal vergeht 

 dann zu lange Zeit bis die Ladung des Kabels vollständig ist und 

 zweitens müssen die Galvanometer zu unempfindlich gemacht wer- 

 den, um den Durchfluss der grossen Quantität der in einem langen 

 Kabel angesammelten Electricität noch mit der nöthigen Schärfe 

 messen zu können. Es gilt dies auch von der de Lautz'schen 

 Differentialmessung, da bei zu empfindlichen Galvanometern der 

 anfänglich sehr viel stärkere Ladungsstrom des Condensators den 

 Magnet des Galvanometers in seinem Sinne fortschleudert, während 

 der langsam verlaufende Kabel-Ladungsstrom ihn später nach der 

 entgegengesetzten Seite treibt. 



Es lassen sich diese Mängel der bisher bekannten Methoden 

 dadurch beseitigen, dass man den Entladungsausschlag eines durch 

 eine constante Kette geladenen Condensators von bekannter Capa- 

 cität bestimmt, darauf denselben Condensator gleichsam als Maass- 

 flasche zur wiederholten partiellen Entladung des Kabels benutzt 

 und endlich die nie Entladung dieser Maassflasche ebenfalls misst. 

 Es sei k die Capacität des Maasscondensators, wenn die Einheit 

 der Kabellänge die Einheit der Capacität ist, ferner x die Capaci- 

 tät des ganzen Kabels von der Länge x. Es sei ferner P das 

 Potential, zu welchem das Kabel und der Maasscondensator geladen 

 sind, ferner P l5 P 2 , P 3 , ... P n die Potentiale des Kabels, resp. des 

 mit ihm verbundenen Condensators nach der ersten, zweiten etc. 

 wten Entladung des letzteren. Es seien endlich a und a n die 

 Entladungsausschläge des Condensators bei der ersten oder nten 

 Entladung. Es verhalten sich dann 



