﻿3 
  KICEECHE 
  SPERIMENTALI 
  SULLA 
  CONDUTTIVITÀ 
  TERMICA, 
  ECC. 
  99 
  

  

  Questo 
  metodo 
  permette 
  di 
  determinare 
  la 
  quantità 
  totale 
  di 
  calore 
  che 
  passa 
  

   nell'unità 
  di 
  tempo 
  attraverso 
  all'apparecchio, 
  e 
  che 
  varia, 
  secondo 
  quanto 
  ha 
  rico- 
  

   nosciuto 
  Rubner, 
  con 
  la 
  quantità 
  e 
  la 
  qualità 
  di 
  sostanza 
  usata 
  nell'esperimento. 
  Dai 
  

   valori 
  di 
  K 
  si 
  potrebbe, 
  con 
  calcoli 
  convenienti, 
  ricavare 
  forse 
  anche 
  il 
  vero 
  coeffi- 
  

   ciente 
  di 
  conduttività 
  interna 
  delle 
  stoffe; 
  ma 
  Rubner 
  ha 
  usato 
  quest'apparecchio 
  

   solamente 
  per 
  controllare 
  alcuni 
  risultati 
  generali 
  che 
  egli 
  aveva 
  ottenuto 
  da 
  un 
  

   altro, 
  suscettibile 
  di 
  dare 
  migliori 
  risultati, 
  e 
  che 
  quindi 
  c'interessa 
  maggiormente, 
  

   cioè 
  dal 
  calorimetro 
  di 
  Stefan. 
  * 
  

  

  Questo 
  è 
  formato 
  di 
  due 
  cilindri 
  verticali 
  coassiali 
  di 
  ottone, 
  di 
  differente 
  gran- 
  

   dezza: 
  il 
  cilindro 
  minore 
  è 
  posto 
  nell'altro 
  in 
  modo 
  che 
  tutt'attorno, 
  fra 
  i 
  due, 
  resti 
  

   uno 
  spazio 
  di 
  altezza 
  uniforme, 
  ed 
  è 
  fissato 
  in 
  tale 
  posizione 
  per 
  mezzo 
  d'un 
  tappo 
  

   che 
  chiude 
  contemporaneamente 
  un 
  orifizio 
  praticato 
  nel 
  centro 
  della 
  superficie 
  di 
  

   base 
  superiore 
  dell'uno 
  e 
  dell'altro 
  cilindro. 
  Questo 
  tappo 
  è 
  attraversato 
  verticalmente 
  

   da 
  un 
  tubo 
  di 
  vetro 
  graduato 
  e 
  ripiegato 
  a 
  guisa 
  di 
  un 
  U 
  rovesciato, 
  di 
  cui 
  una 
  

   branca 
  — 
  più 
  corta 
  — 
  penetra 
  poco 
  sotto 
  il 
  tappo, 
  e 
  l'altra 
  — 
  molto 
  più 
  lunga 
  — 
  

   pesca 
  all'esterno 
  in 
  un 
  recipiente 
  pieno 
  di 
  mercurio. 
  L'apparecchio, 
  con 
  l'intercape- 
  

   dine 
  riempita 
  della 
  sostanza 
  in 
  esame, 
  dopo 
  essere 
  stato 
  esposto 
  per 
  lungo 
  tempo 
  

   ad 
  una 
  determinata 
  temperatura, 
  per 
  es., 
  a 
  quella 
  dell'ambiente, 
  finche 
  abbia 
  assunto 
  

   in 
  ogni 
  parte 
  la 
  stessa 
  temperatura, 
  viene, 
  ad 
  un 
  determinato 
  istante, 
  immerso 
  in 
  

   una 
  miscela 
  di 
  acqua 
  e 
  ghiaccio 
  : 
  raffreddandosi 
  per 
  ciò 
  il 
  cilindro 
  interno, 
  pieno 
  

   d'aria, 
  un 
  po' 
  di 
  mercurio 
  s'innalza 
  nel 
  tubo 
  ad 
  U; 
  e 
  dal 
  tempo 
  che 
  il 
  liquido 
  im- 
  

   piega 
  ad 
  elevarsi 
  per 
  tratti 
  uguali 
  successivi 
  si 
  deduce 
  l'andamento 
  della 
  tempera- 
  

   tura 
  nell'apparecchio 
  in 
  funzione 
  del 
  tempo, 
  e 
  quindi 
  anche 
  la 
  conduttività 
  della 
  

   sostanza 
  posta 
  fra 
  i 
  due 
  cilindri. 
  

  

  Questo 
  calorimetro 
  era 
  stato 
  ideato 
  da 
  Stefan 
  per 
  lo 
  studio 
  della 
  conduttività 
  

   dei 
  gas 
  e 
  usato 
  poi 
  da 
  Winckelmann 
  per 
  i 
  gas 
  e 
  per 
  i 
  liquidi; 
  ma 
  già 
  Schuhmeister 
  (*), 
  

   nel 
  1877, 
  aveva 
  pubblicato 
  delle 
  interessanti 
  esperienze 
  sulla 
  conduttività 
  della 
  lana, 
  

   del 
  cotone 
  e 
  della 
  seta, 
  determinata 
  a 
  punto 
  col 
  calorimetro 
  di 
  Stefan. 
  Quest'A. 
  però, 
  

   aveva 
  dedotto 
  dalle 
  sue 
  misure 
  semplicemente 
  dei 
  valori 
  relativi 
  ; 
  inoltre 
  aveva 
  tra- 
  

   scurato 
  di 
  modificare 
  convenientemente 
  la 
  formola 
  proposta 
  da 
  Stefan 
  per 
  il 
  calcolo 
  

   della 
  conduttività 
  dei 
  gas 
  col 
  suo 
  apparecchio, 
  la 
  quale 
  cosi 
  com'è 
  non 
  può 
  valere 
  

   nel 
  caso 
  delle 
  stoffe. 
  Invero, 
  per 
  la 
  formula 
  di 
  Stefan 
  è 
  ammesso 
  implicitamente 
  

   che 
  l'equivalente 
  in 
  acqua 
  della 
  sostanza 
  posta 
  nel 
  calorimetro 
  sia 
  nullo 
  o 
  tanto 
  pic- 
  

   colo 
  da 
  potersi 
  trascurare 
  : 
  ciò, 
  con 
  molta 
  approssimazione, 
  è 
  vero 
  per 
  i 
  gas, 
  perchè 
  

   la 
  massa 
  di 
  questi 
  contenuta 
  nel 
  calorimetro 
  è 
  estremamente 
  piccola, 
  ma 
  evidente- 
  

   mente 
  non 
  è 
  più 
  vero 
  quando 
  si 
  operi 
  con 
  le 
  stoffe, 
  per 
  le 
  quali 
  quindi 
  bisogna 
  

   ricercare 
  una 
  espressione 
  del 
  raffreddamento 
  in 
  cui 
  sia 
  anche 
  tenuto 
  conto 
  del 
  calore 
  

   che 
  è 
  immagazzinato 
  in 
  esse. 
  

  

  E 
  molto 
  giustamente 
  Rubner, 
  nel 
  riprendere 
  questo 
  studio, 
  ha 
  voluto 
  badare 
  a 
  

   tutto 
  ciò, 
  fissando 
  le 
  dimensioni 
  più 
  adatte 
  del 
  calorimetro, 
  modificando 
  la 
  formola 
  

   di 
  Stefan, 
  e 
  ricavando 
  dalle 
  sue 
  misure 
  i 
  valori 
  assoluti 
  dei 
  coefficienti 
  di 
  condut- 
  

   tività. 
  

  

  (') 
  J. 
  Schuhmeister, 
  Versuche 
  iiber 
  clan 
  Varmeleitimgsvermogen 
  der 
  Baumivolle, 
  Schafwolle 
  und 
  Seide, 
  

   Sitzungsber. 
  d. 
  K. 
  Akad. 
  d. 
  Wissensch. 
  », 
  II 
  Abth. 
  1877, 
  pag. 
  283. 
  

  

  