﻿15 
  KICERCHE 
  SPERIMENTALI 
  SULLA 
  CONDUTTIVITÀ 
  TERMICA, 
  ECC. 
  Ili 
  

  

  fra 
  le 
  due 
  saldature 
  di 
  14°,60 
  C, 
  si 
  otteneva 
  una 
  deviazione 
  al 
  galvanometro 
  cor- 
  

   rispondente 
  a 
  300 
  divisioni 
  della 
  scala 
  : 
  e 
  siccome 
  era 
  facile 
  apprezzare 
  il 
  decimo 
  di 
  

   divisione, 
  le 
  letture 
  si 
  potevano 
  fare 
  a 
  meno 
  di 
  0°,005. 
  Il 
  fattore 
  di 
  riduzione, 
  per 
  

   passare 
  dalle 
  deviazioni 
  lette 
  alle 
  temperature 
  in 
  gradi 
  centigradi, 
  era, 
  per 
  conse- 
  

   guenza, 
  circa 
  V22 
  • 
  

  

  Per 
  controllare 
  giornalmente 
  la 
  costanza 
  delle 
  condizioni 
  del 
  circuito, 
  ogni 
  mat- 
  

   tino, 
  prima 
  di 
  incominciare 
  le 
  osservazioni, 
  vi 
  si 
  inseriva 
  una 
  pila 
  Danieli 
  con 
  una 
  

   adatta 
  resistenza, 
  e 
  si 
  misurava 
  la 
  deviazione 
  che 
  la 
  corrente 
  generata 
  produceva 
  

   nel 
  galvanometro. 
  Nei 
  tre 
  mesi 
  che 
  durarono 
  le 
  ricerche 
  con 
  l'apparecchio 
  di 
  Weber, 
  

   tale 
  deviazione 
  restò 
  sempre 
  sensibilmente 
  costante. 
  

  

  Al 
  centro 
  della 
  superficie 
  di 
  base 
  superiore 
  del 
  disco 
  superiore 
  era 
  scavato 
  un 
  

   piccolissimo 
  foro 
  profondo 
  circa 
  2 
  mm. 
  in 
  cui 
  venne 
  saldata 
  una 
  delle 
  estremità 
  della 
  

   pila 
  termoelettrica: 
  i 
  due 
  fili, 
  isolati 
  l'uno 
  dall'altro, 
  oltre 
  che 
  dal 
  rivestimento 
  di 
  

   seta, 
  anche 
  da 
  tubetti 
  di 
  vetro, 
  passavano 
  poi 
  a 
  traverso 
  al 
  tappo 
  che 
  chiudeva 
  un 
  

   foro 
  praticato 
  nel 
  coperchio. 
  

  

  Avendo 
  dovuto 
  scegliere 
  il 
  ghiaccio 
  per 
  raffreddare 
  l'apparecchio, 
  questa 
  opera- 
  

   zione 
  era 
  eseguita 
  così: 
  l'apparecchio, 
  chiuso 
  col 
  coperchio 
  e 
  tenuto 
  prima 
  nell'am- 
  

   biente 
  finché 
  avesse 
  assunto 
  in 
  ogni 
  parte 
  la 
  stessa 
  temperatura, 
  era, 
  a 
  un 
  dato 
  

   momento, 
  portato 
  su 
  parallelopipedi 
  di 
  ghiaccio 
  disposti 
  in 
  modo 
  da 
  offrire 
  all'appa- 
  

   recchio 
  stesso 
  una 
  superficie 
  di 
  sostegno 
  piana 
  e 
  un 
  po' 
  più 
  ampia 
  della 
  superficie 
  

   inferiore 
  del 
  disco 
  inferiore 
  : 
  subito 
  dopo, 
  si 
  ammucchiava 
  un 
  grosso 
  strato 
  di 
  ghiaccio 
  

   frantumato 
  tutto 
  intorno 
  e 
  sopra 
  il 
  coperchio. 
  

  

  Quanto 
  alla 
  saldatura 
  libera 
  della 
  pila 
  termoelettrica, 
  in 
  alcune 
  esperienze 
  pre- 
  

   liminari 
  essa 
  venne 
  immersa 
  nel 
  ghiaccio 
  pesto 
  ; 
  ma 
  poi, 
  dubitando 
  che, 
  in 
  queste 
  

   condizioni, 
  potesse 
  accadere 
  che 
  un 
  po' 
  d'acqua 
  di 
  fusione 
  restasse 
  imprigionata 
  fra 
  

   i 
  pezzetti 
  di 
  ghiaccio 
  e 
  che 
  quindi 
  la 
  saldatura 
  non 
  fosse 
  costantemente 
  a 
  0°, 
  pre- 
  

   ferii 
  impegnarla 
  fra 
  i 
  blocchi 
  di 
  ghiaccio 
  e 
  la 
  base 
  dell'apparecchio. 
  Il 
  peso 
  di 
  questo 
  

   ultimo 
  valeva 
  a 
  scacciare, 
  mano 
  mano 
  che 
  si 
  formava, 
  l'acqua 
  di 
  fusione 
  del 
  ghiaccio, 
  

   e 
  così, 
  tanto 
  il 
  disco 
  inferiore 
  quando 
  la 
  saldatura 
  della 
  pila 
  — 
  i 
  cui 
  fili 
  erano 
  man- 
  

   tenuti 
  isolati 
  dall'involucro 
  di 
  seta 
  e 
  da 
  un 
  avvolgimento, 
  sottile 
  di 
  carta 
  bibula 
  im- 
  

   bevuta 
  di 
  petrolio 
  — 
  , 
  dovevano 
  presumibilmente 
  trovarsi 
  a 
  0° 
  durante 
  tutta 
  l'osser- 
  

   vazione. 
  

  

  Accennerò 
  infine 
  che, 
  per 
  impedire 
  la 
  penetrazione 
  di 
  vapor 
  acqueo 
  di 
  acqua 
  

   nell'interno 
  dell'apparecchio, 
  lungo 
  la 
  commessura 
  del 
  coperchio 
  col 
  disco 
  inferiore 
  

   veniva 
  disteso 
  un 
  buon 
  strato 
  di 
  mastice 
  impermeabile, 
  e 
  che 
  allo 
  stesso 
  modo 
  si 
  

   assicurava 
  la 
  chiusura 
  perfetta 
  del 
  foro 
  praticato 
  nel 
  coperchio, 
  in 
  cui 
  si 
  trovava 
  un 
  

   tappo 
  per 
  il 
  quale 
  passavano 
  i 
  fili 
  della 
  coppia 
  termoelettrica. 
  

  

  IV. 
  — 
  Determinazione 
  del 
  coefficiente 
  h 
  1 
  . 
  

   Calcolo 
  del 
  decremento 
  logaritmico 
  nelle 
  osservazioni 
  con 
  i 
  tessuti. 
  

  

  La 
  misura 
  che 
  occorse 
  fare 
  per 
  prima 
  fu 
  quella 
  del 
  coefficiente 
  di 
  trasmissione 
  

   esterna 
  h 
  l 
  del 
  disco 
  superiore. 
  Questo 
  per 
  ciò 
  venne 
  posto 
  a 
  metà 
  altezza 
  dello 
  spazio 
  

   limitato 
  dal 
  coperchio, 
  tenendolo 
  sollevato 
  in 
  questa 
  posizione 
  per 
  mezzo 
  di 
  tre 
  pie- 
  

  

  