3 SULLA LATITUDINE DEL R. OSSERVA'l'OKlO DI TORINO 421 



cerchio meridiano a cannocchiale spezzato, iclentico a quello che nelle mani dei chia- 

 rissimi colleghi proff. Abetti e Viaro ha dato così buoni risultali. Mi recai anzi a 

 Firenze in novembre 1908 per sentire l'autorevole parere dei citati astronomi, i quali 

 mi furono larghi di consigli e mi proposero alcuni perfezionamenti, che a mia richiesta 

 il Bamberg ebbe premura di eseguire. L'obbiettivo anziché 89 millimetri di apertura 

 libera (come quello di Arcetri) ne ha 95, però la distanza focale è identica nei due 

 istrumenti, cioè di 920™™. I circoli graduati hanno 40 cm. di diametro, e con ognuno 

 dei due microscopi micrometrici si legge 1" e si apprezza 0",1. 



L'istrumento non ha la seconda base, che permette di fare osservazioni nel ver- 

 ticale della polare, né l'adattamento all' impiego del metodo di Talcott-Horrebow. 

 Fu la ristrettezza della somma disponibile che mi fece rinunziare a questi comple- 

 menti non necessari. Invece volli che l'istrumento avesse un buon micrometro regi- 

 stratore sistema Bamberg. Evvi pure un altro micrometro ordinario con tre gruppi 

 di fili orari, ognuno di 5, e tre gruppi di fili orizzontali ognuno di 2, piìi un altro 

 filo orizzontale mobile, mediante vite con tamburo diviso in 100 parti eguali. Gli 

 oculari sono 6 divisi in due gruppi con gl'ingrandimenti seguenti: 



I gruppo II gruppo 



65 97 119 69 103 126 



Stimo inutile dare altri particolari intorno a questo isti'umento, che si possono 

 leggere nelle pubblicazioni di Arcetri, dalle quali ho tratto largo profitto. Dirò solo 

 che il sistema d'illuminazione centrale del campo, mediante un piccolissimo prisma 

 sovrapposto all'altro grande, che si trova nei cannocchiali spezzati, e con un vetro 

 smerigliato per la diffusione uniforme della luce, ci dettero molto da fare per giun- 

 gere ad illuminare fortemente il campo, com'è necessario per le stelle delle prime 

 grandezze. Finalmente ottenemmo buoni risultati con l'adoperare lampadine elettriche 

 al tantalio pei microscopi e all'osran pel campo; le lampadine ordinarie non davano 

 luce sufficiente. Di ciò va in parte data la colpa alla corrente stradale che non dà 

 costantemente 110 volts, come dovrebbe, mentre il trasformatore da noi adoperato, 

 che riduce a 4 volts quando ve ne sono 110, non dà 4 volts quando la corrente si 

 affievolisce. Per motivo di economia e per evitare altri inconvenienti, non ricorremmo 

 ad accumulatori. A fine di regolare l'illuminazione del campo più comodamente che 

 col dispositivo dell' {strumento, intercalammo un reostato. Per ora la lampadina a 

 mano per scrivere gli appunti, leggere la livella, ecc. e quella dei microscopi, non 

 hanno reostati. Sono anche ricorso ad altri artifizi per evitare che la luce troppo 

 viva delle lampadine dei microscopi e di quella a mano, tutte eletti'iche, non rendesse 

 l'occhio meno atto a percepire le stelle di fioca luce. L'oculare da me adoperato 

 nella ricerca sulla latitudine di Torino, è quello che amplifica 103 volte. 



Per eliminare l'equazione di splendore ho adoperato due coperchi di garza a 

 maglie eguali; col primo le grandezze si riducono di 3™,8, col secondo di 5";2. In 

 un sol caso ho osservato una stella di 1-'' grandezza ed ho trovato conveniente ado- 

 perare i due schermi o coperchi insieme. Per giungere a stelline di 9™,0 a 9™,5 ho 

 imitato quello ch'era stato fatto ad Arcetri, adoperando vetri piani rossi o verdi. 



