422 OIUVANNI BOttARin 4 



interposti noi cammino dei raggi delia, lampada del campo. 11 contrasto maggiore 

 fra la luce bianca delle stelle e quella colorata del campo fa spiccare meglio le 

 stelle. Il campo illuminato fa vedere i fili oscuri, ma poiché il vetro affievolisce la 

 luce della lampada, bisogna regolare il reostato in modo da avere più luce. 



III. — CoHtaìitl sti'umentalL 



Livelle. — Come è noto, l'istrumento meridiano di Bamberg ha molte livelle; 

 alcune piccole e con gran valore delle parti, che servono per rettificare la base e 

 la grande livella sospesa, ed altre tre più grandi, l'una per puntare il cannocchiale, 

 col valore di .59" per una parte, un'altra pei microscopi, una terza piìi grande sospesa 

 pei due bracci. Di questa livella grande, che serve a rettificare tutto l'istrumento, 

 il valore di una parte venne determinato con molta cura dal Dott. V. Fontana (to- 

 gliendola dall'armatura), mediante il comparatore di livelle Milani, posseduto dal 

 nostro Osservatorio, e trovato eguale a 1",2079, come media di due determinazioni. 



Quanto alla livella dei microscopi, ch'è la piìi importante, ne vennero fatte due 

 determinazioni dal Dott. Fontana, lasciandola nell'armatura, alla temperatura -|-25'',9 

 a -)-26°,4; i valori risultanti sono: 



2",0966 

 2",0863. 



Altre 5 serie di misure vennero fatte dal Dott. V. Balbi, in gennaio 1910 ad 

 una temperatui'a da 4-5° a -|-8°, il quale, anche lasciandola nell'armatura, ottenne 

 da valori molto concordi: 



2",09614. 



Riunendo i 7 valori si giunse a: 



2",0948 



che venne adottato nelle riduzioni, per le quali si costruì una Tabella. Le parti della 

 livella hanno una lunghezza di millimetri 2,271, sicché la sensibilità per 1™™ è 0",9225. 

 Non si erra di un decimo di parte nell'apprezzare le frazioni. Le due livelle grandi 

 sono a serbatoio e la lunghezza della bolla durante le osservazioni venne mantenuta 

 quasi costante. 



Intervalli filari. — Il micrometro detto impersonale venne riserbato per quando 

 si dovranno determinare ascensioni rette, venne quindi adoperato il solo micrometro 

 N. 2 (che, come dicemmo, ha tre gruppi di fili orari, 5 per ogni gruppo), allo scopo 

 di determinare gl'intervalli filari. 



In novembre 1909 feci una serie di osservazioni di passaggi ai 15 fili, registrati 

 con un cronografo a punte di Cavignato. Per stelle molto vicine al polo seguii il 

 metodo: occhio ed orecchio. Le stelle furono scelte di tutte le declinazioni, anche 

 australi, però mai al disotto dell'equatore per più di 20°. Si formarono tre gruppi ; 



