Erster Abschnitt. 



Besclireibuua; der Ombrometer. 



Erst in der neuesten Zeit hat man die Vermuthung ausgesprochen und 

 auch den Nachweis geführt, dass die Qualität oder äussere Ausstattung des Ombro- 

 meters einen merklichen Einfluss auf das Messungsresultat des atmosphärischen 

 Niederschlages nehmen könne, wobei namentlich zwei Umstände, nämlich einerseits 

 die Dimension des Auffangsgefässes, anderseits die Beschaffenheit seines Randes, 

 einer näheren vergleichenden Untersuchung unterzogen wurden.*) 



8r-i_ 



Fig. 1. 



Wer die gegenseitigen Entfernungen der einzeln niederfallenden Regen- 

 tropfen, namentlich bei einem aus bedeutender Höhe herabgelangenden Sommer- 

 regen, ins Auge fasst, wird sicher zugeben, dass bei grösseren Auffangsflächen richti- 

 gere Resultate erzielt werden als bei kleineren, ja dass es bei kurz dauernden gross- 

 tröpfigen Regen Flächenelemente geben kann, auf welche zufällig kein Niederschlag 



') Sieh Lang „Über Messung der Niederschlagshöhen" Meteor. Zeitsch. 1884, pag. 431 u. Bauer 

 „Vergleichung von Regenmessern" Beob. der meteor. Stat. im K. Bayern, 1885, pag. XXX. 



