LENTA POLAKIZZABILItX. DEI DIELETTRICI 415 



in parte alla carica che le armature perdono per conduzione, e la curva si accosta di 

 più ad una orizzontale. Se le osservazioni si prolungassero piìi che per misure ordi- 

 narie non si soglia, si arriverebbe verosimilmente ad un istante ove la curva quasi si 

 confonde colla parallela all'asse delle ascisse, se la conduttività del mezzo è molto 

 piccola rispetto la sua polarizzabilità. In fatto naturalmente la curva continuerebbe 

 lentamente ad abbassarsi, perchè per conduzione finirebbe di esaurirsi tutta la carica 

 che nel dielettrico era immagazzinata. Evidentemente dalla curva di un fenomeno tanto 

 complesso, e diverso da quello ipotetico, è impossibile avere valori confrontabili delle 

 differenze di logaritmi in tempi successivi. 



Se il metodo è applicato per la misura di una resistenza esterna al conden- 

 satore è chiaro che osservazioni analoghe valgono ancora, perchè i fenomeni di pola- 

 rizzazione e di conduzione interna avvengono sempre parallelamente a quelli di 

 conduzione esterna e contemporaneamente ad essi. Se la curva delle prime elonga- 

 zioni di scarica del condensatore solo, isolato durante tempi diversi, ci definisce quella 

 che può dirsi resistenza apparente interna, la curva delle elongazioni quando il con- 

 densatore è chiuso per tempi diversi sopra una resistenza esterna ci definisce la 

 risultante delle due resistenze in parallelo, apparente interna, ed esterna apparente 

 od ohmica secondo che anche qui intervengono o non fenomeni secondari di pola- 

 rizzazione. 



Il metodo non perde nondimeno tutto il suo valore quando i fenomeni secondari 

 giuochino una parte non importante nel fenomeno principale; ma perchè è pratica- 

 mente impossibile che essi non abbiano un'influenza sui risultati, occorrerà portare a 

 questi una correzione corrispondente. 



Se si misura cioè una resistenza esterna, rispetto la quale la apparente resistenza 

 interna del condensatore sia grandissima, come può verificarsi adoperando un buon 

 condensatore normale, non sarà irrazionale correggere semplicemente le prime elon- 

 gazioni di scarica lette di tanto quanto erano le perdite corrispondenti lette col 

 condensatore isolato. Rilevando successivamente e nelle identiche condizioni le due 

 curve, le differenze delle loro ordinate si possono cioè ritenere eguali alle perdite 

 di carica che sarebbero avvenute attraverso alla resistenza sola esterna, sebbene 

 Questo non sia vero, essendo in ogni istante la differenza di potenziali sulle armature 

 minore del suo valore teorico , e minore la corrente di scarica attraverso la resi- 

 stenza esterna. 



Che se si tratta di determinare la resistenza interna del condensatore, occorre 

 tener conto separatamente della energia spesa per la polarizzazione; e perchè questa 

 noi possiamo ricuperare con scariche successive, ci sarà lecito ricorrere ad una 

 correzione analoga alla precedente in analoghe condizioni, cioè quando i fenomeni di 

 polarizzabilità successiva non abbiano importanza grande rispetto quelli di condut- 

 tività. Naturalmente occorrerà prescindere dai primi tempi di isolazione, durante i 

 quali la polarizzazione si fa ancora più energica; poi bisognerà ad ogni somma di 

 scariche residue, rilevata dopo una fase qualunque di isolamento, sottrarre quella 

 avuta quando ad una carica eguale aveva tenuto dietro una scarica immediata, 

 perchè prima di questa il potenziale non aveva subito alcuna variazione dal valore 

 normale. Però sarà molto più difficile che questa correzione sia fatta con l'esattezza 

 della prima, perchè le scariche residue non si possono ricavare che in tempi lunghi. 



