4J6 LUIGI LOMBARDI 



e la moltiplicità delle letture di deviazioni che vanno diminuendo fino a zero fa che 

 la loro somma non rappresenti quella di scariche successive che molto grossolana- 

 mente. Pili ancora , sarà impossibile che deviazioni del galvanometro si apprezzino 

 fino all'esaurimento completo della carica residua, e la parte che sarà trascurata 

 sarà tanto più grande quanto più a lungo il dielettrico è rimasto sotto l'azione delle 

 forze elettrostatiche. Della energia per correnti di conduzione dispersa nei tempi 

 successivi alla prima scarica non si ha modo di tener conto, ma certamente essa 

 è piccolissima perchè le differenze di potenziale qui sono molto deboli. 



L'uso dell'elettrometro per misurare invece delle quantità di elettricità i potenziali 

 non sarebbe applicabile, non potendosi immaginare una correzione analoga alla detta. 



6. — Misura diretta mediante l'intensità di corrente. 



Da tutto ciò che s'è detto risulta che la misura della resistenza interna di un con- 

 densatore non può essere fatta col metodo della perdita di carica se non prolungando 

 la serie delle osservazioni per tempi lunghissimi, poiché dopo una carica di durata 

 appena notevole il dielettrico impiega a depolarizzarsi completamente un tempo dello 

 stesso ordine di grandezza di quello che si richiederebbe per la sua polarizzazione 

 perfetta, ed, eccetto pochi dielettrici ottimi, quel tempo raggiunge sempre un numero 

 d'ore che molte volte non è espresso con poche unità. 



Ma in queste condizioni è evidentemente più razionale, se la resistenza non 

 abbia un valore immensamente grande, e se si possieda un galvanometro convenien- 

 temente sensibile, misurarla col metodo diretto per mezzo della corrente che una 

 forza elettromotrice nota manda attraverso ad essa allo stato di regime, di polariz- 

 zazione completa. Siccome i più perfezionati galvanometri moderni a sistema asta- 

 tizzato di magneti ed a decine di migliaia di spire permettono di valutare con sicu- 

 rezza correnti di diecimillesimi di un milionesimo d'ampère, con forze elettromotrici 

 di pochi volt si possono misurare direttamente resistenze di centinaia di migliaia di 

 megohm, maggiori delle quali le resistenze in quasi tutti i casi della pratica si pos- 

 sono considerare come infinite. 



Il metodo diretto ha il vantaggio di lasciar seguire nella successione del tempo 

 l'andamento dei fenomeni di polarizzazione e di conduzione sommati, essendo le 

 deviazioni lette ad ogni istante la misura della quantità spesa di elettricità nella 

 corrispondente unità di tempo; e questo ci permetterà più avanti di scoprire alcune 

 proprietà interessanti dei fenomeni stessi. La polarizzazione è completa quando l'ago 

 ha raggiunta la sua posizione stabile di equilibrio. Naturalmente è supposto il 

 condensatore completamente scarico prima, se non si vuole durante la fase variabile 

 tener conto dei fenomeni dovuti alla polarizzazione residua da cariche precedenti. 



Il dottor Behn-Eschenburg nello studio di un cavo a guttaperca del laboratorio 

 di Zurigo (1) per rendere il comportamento del dielettrico indipendente dalle fasi 

 precedenti di polarizzazione si servì di un artificio ingegnoso analogo a quello di 



(1) Elehtrotechnische Zeitschrift, fase. 30, 31; 1892. 



