LENTA POLAKIZZABILITX DEI DIELETTRICI 419 



t 



60" 90" 120" 150" 180" 



ò 



169.7 168.1 166.5 164.9 163.4 



log b 



2.22968 2.22557 2.22141 2.21722 2.21825 



A log. b 



0.00411 0.00416 0.00419 0.00397 



Il valore medio di questo decremento logaritmico corrisponde, per una capacità 

 quale fu misurata in queste condizioni di 0,136 mF., ad una resistenza di circa 

 23300 megohm. 



L'indipendenza però di questa resistenza dal potenziale fu meglio provata col 

 metodo diretto, chiudendo il sistema in circuito con un numero crescente di elementi 

 normali e col galvanometro disposto a gran sensibilità. Sarà ricordata più avanti 

 la forma della curva della corrente, che si conserva della stessa natura in tutti i 

 dielettrici dove i fenomeni di polarizzazione hanno una intensità paragonabile, e 

 ricorda quella di una iperbole avente per asintoti l'asse delle ordinate e una paral- 

 lela all' asse delle ascisse. Qui è solo da notare che la forma della curva non 

 dipende assolutamente dal potenziale nei limiti tra cui questo fu variato, da 1 

 a 12 elementi Clark, poiché le divergenze delle ordinate, che si misurarono ad inter- 

 valli eguali di tempo dalla chiusura del circuito, rispetto la legge di proporzionalità, 

 non superano una piccola frazione percentuale in tutte le curve rilevate dopo un 

 lungo periodo di scarica, cioè col dielettrico in condizioni eguali. 



Naturalmente le curve che erano successivamente rilevate, dando alla scarica 

 tempi troppo brevi perchè la depolarizzazione fosse completa, si scostano sistema- 

 ticamente dalla variazione proporzionale in quanto nei primi tempi le ordinate hanno 

 valori minori dei normali. Ma questa differenza va sensibilmente diminuendo man 

 mano che la curva si avvicina alla sua tangente orizzontale. La distanza di questa 

 dall'asse delle ascisse è in ogni caso proporzionale alla differenza di potenziale ado- 

 perata. E se la sensibilità del galvanometro fu determinata misurando la deviazione 

 che dà la corrente d'una pila campione messa in serie con una resistenza convenien- 

 temente grande, mentre sui morsetti del galvanometro è in derivazione un shunt che 

 ha rapporto noto alla resistenza del moltiplicatore, sì ha la misura diretta della resi- 

 stenza ohmica del dielettrico, che a noi è lecito perciò ammettere indipendente dal 

 potenziale. 



Per ricordare a conferma di ciò una sola delle numerose serie di osservazioni 

 fatte, si ebbero pel condensatore a seta con 2, 4, 6, 8 elementi Clark rispettivamente 

 ed a distanza di soli 390" dal primo istante di carica, deviazioni lette di 6.6, 12.8, 

 18.8, 24.5 parti di scala, avendo ripetuto le esperienze successivamente scaricando 

 ogni volta il condensatore solo durante alcuni minuti. Ma prolungando un'altra volta 

 la carica con 4 elementi, dopo 1 ora la deviazione era 6.0 parti di scala ; con 8 

 elementi dopo 1 ora era 12.0 parti di scala e si abbassava dopo 2 ore a 11.0, dopo 

 3 ore a 10.5; dopo cui durante ore successive non si avevano che oscillazioni pic- 

 colissime, evidentemente dovute a variazioni della sensibilità del galvanometro. Essendo 



