434 



LUIGI LOMBARDI 



frontato coi precedenti, perchè alla sovrapposizione esatta delle armature non s'era 

 data qui cura speciale, né paragonabili erano le condizioni di pressione, ecc. L'im- 

 portante è che la variazione di carica tra 0".l che poteva equivalere alla durata- 

 delie prime cariche dette momentanee, e 10" dopo cui la 1^ elongazione di scarica 

 non cresceva più, s'era ridotta a circa 2 "/oi mentre la massima variazione apprez- 

 zabile non raggiungeva il 5 '^/q. 



La forma della curva di carica è individuata dalla serie seguente, scelta tra le 

 molte di osservazioni fatte in condizioni identiche, e riferita, come quelle che segui- 

 ranno, per semplicità nella prima parte alla scala di letture ò, del pendolo, nella 

 seconda a tempi ordinari di carica. Il tempo minimo è dell'ordine 0".0005, essendosi 

 trovata la posizione corrispondente sulla scala per tentativi, con spostamenti suc- 

 cessivi del corsoio di -^ mm.: 



b< 



0™. 7 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 7.1 9.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1 



e 



205.3 206.5 207.8 208.3 209.0 209.5 210.1 210.6 211.0 211.4 211.8 212.1 212.4 212.6 



t" 



1" 2" 4" 10" 20" 30" 60" 



e 



213.5 214.0 214.6 215.0 215.0 215.0 215.0 



Naturalmente, essendo diminuita l'importanza dei fenomeni di lenta polarizza- 

 zione, sono qui molto ridotti quelli di scarica residua in confronto ai valori misurati 

 prima, come mostra la serie di osservazioni riferita ai tempi di carica: 



t 



1" 



5" 



10" 



20" 



60" 



300" 



1 ora 



R 



1.4 



3.4 



5.3 



7.6 



12.7 



24.6 



145. 



Dopo 1 ora di carica la polarizzazione doveva essere completa, perchè la somma 

 di scariche residue non si modificava piìi sensibilmente : della scarica totale non rag- 

 giungeva dunque il 33 7o> perchè in questo caso ad essa corrispondeva una massima 

 elongazione di 445. La curva della carica totale conserva però gli stessi caratteri di 

 quella già ricordata. 



La resistenza di isolamento in corrispondenza al miglioramento del dielettrico 

 era notevolmente piìi alta. La perdita apparente di carica dopo 60", cioè la dimi- 

 nuzione della prima elongazione di scarica, non superava 5 Vo= m^ ^^ diminuzione 

 di scarica effettiva, tenendo conto delle scariche residue, era una frazione percentuale 

 piccolissima, e non avrebbe potuto dare una misura molto approssimata e attendibile 

 della resistenza. Col metodo diretto, disponendo il galvanometro a gran sensibilità, 

 la quale qui corrispondeva a 0.43 X IO"-"" ampère per una parte di scala, la corrente 

 di carica con 6 elementi Clark, che nei primi istanti dava deviazione di circa 15 mm. 



