LENTA POLARIZZABILITÀ DEI DIELETTRICI , 453 



Ma dunque una curva sola e continua deve rappresentare per noi l'andamento 

 della carica o quello della scarica, e la distinzione di scarica primaria dalle sca- 

 riche residue non ha senso se non in quanto la durata di quella rispetto i nostri 

 mezzi di osservazione si possa considerare istantanea. In valore assoluto non esiste 

 che una carica ben definita, ed è quella che il condensatore ha preso quando la 

 corrente che arriva alle armature si è ridotta a zero od al minimo valore che corri- 

 sponde alla resistenza ohmica del dielettrico; ed in valore assoluto non può definirsi 

 la capacità se non il rapporto della quantità di elettricità che allora è nel conden- 

 satore alla differenza di potenziale delle armature. 



La misura delle capacità, come attualmente è fatta in generale, è dunque per 

 principio inesatta; ed inesatti sono i valori che da essa si sogliono dedurre delle 

 costanti dielettriche. 



Si sogliono misurare le capacità proporzionalmente alle quantità di elettricità che 

 esse, quando furono caricate per un tempo convenientemente lungo con una stessa forza 

 elettromotrice, scaricano, dicesi, istantaneamente attraverso un galvanometro balistico; 

 e la durata di carica non si suole con miglior criterio determinare, se non assumendo 

 quella dopo cui la prima elongazione del galvanometro non cresce più, per quanto 

 i mezzi di lettura permettono di osservarlo. Se si volessero confrontare le scariche 

 dopo tempi qualunque di carica eguali, evidentemente si avrebbe un carattere di piìi 

 di arbitrarietà. 



Si vorrebbe dunque considerare come carica del condensatore solamente la 

 quantità di elettricità che si è accumulata sopra le sue armature, e potrebbe essere 

 una definizione relativa precisa, se precisamente si potesse definire la durata della 

 scarica istantanea. Ma questa definizione è puramente convenzionale. 



Se si vuole assumere come durata di scarica istantanea semplicemente un tempo 

 così breve che sia trascurabile rispetto alla durata di oscillazione dell'ago, lo che 

 basta per soddisfare alle condizioni di una misura esatta di quantità di elettricità 

 mediante il galvanometro balistico, si potrà variare quel tempo in ragione delle con- 

 dizioni del galvanometro, e del momento d'inerzia dell'ago, o dello smorzamento delle 

 oscillazioni; lo che è assurdo. 



Se la chiusura del circuito sul galvanometro si vuol prolungare all'atto della 

 scarica per un tempo comunque breve ma costante, la quantità di elettricità che si 

 scaricherà sarà sempre l'integrale, durante quel tempo, della intensità di corrente, 

 e, come tale, funzione non solo delle proprietà del dielettrico, ma anche delle condi- 

 zioni di resistenza e di selfinduzione del galvanometro che variano da caso a caso. 

 Ora, anche in condizioni identiche di circuito esterno, l'interna capacità di conden- 

 satori diversi farà che non sia proporzionale la quantità di elettricità da essi scari- 

 cata, perchè noi vedemmo che a ciò occorrerebbe un tempo che fosse proporzionale 

 alla capacità medesima, come dice la formola 



t :^ C r log n 



da noi prima riferita, e da cui per tempi di quest'ordine di grandezza non si può piti 

 prescindere. Per questi tempi stessi, e più per tempi maggiori, se essi si volessero 

 adottare per convenzione, la forma della curva di scarica per dielettrici diversi. 



