454 LUIGI LOMBARDI 



parimenti tangente ai due medesimi asintoti, ma da essi variamente scostantesi 

 perchè la curvatura è funzione della rapidità di polarizzazione, farà che quantità 

 assolutamente diverse di elettricità si scarichino, e con legge assolutamente diversa 

 vengano ad agire sull' ago la cui velocità non può essere considerata nulla se non 

 per un tempo brevissimo. 



Se si possedesse un galvanometro balistico senza selfinduzione, e si scaricasse 

 il condensatore attraverso un circuito senza resistenza, non si potrebbe teoricamente 

 ancora avere una misura indipendente dalla depolarizzazione del dielettrico, e quindi 

 rigorosamente definita, se non realizzando un tempo di scarica infinitesimo. 



La capacità dunque che si è soliti misurare è una grandezza apparente che 

 non ha valore se non in rapporto alla definizione arbitraria che noi ne sogliamo 

 dare, ed alla approssimazione delle nostre misure. Un valore assoluto non si potrebbe 

 valutare se non dalla quantità totale di elettricità del sistema dopo una carica in- 

 definitamente lunga, ed essa non si potrebbe altrimenti immaginare integrata se non 

 mediante una serie di scariche successive istantanee, prolungata fino ad esaurimento 

 completo della polarizzazione; e per scariche istantanee si potrebbero accettare du- 

 rate comunque brevi fra certi limiti arbitrari, purché tali che soddisfacessero alla 

 ipotesi della misura col galvanometro balistico. La misura diretta della corrente, 

 che dopo i primi istanti si potrebbe fare agevolmente, sarebbe in quelli impossibile 

 per la sua enorme variabilità. Solamente se processi comuni elettrolitici potessero 

 realizzarsi in condizione di conveniente sensibilità per quantità eccezionalmente pic- 

 cole di elettricità potrebbero fornire un mezzo semplice di misura. In ogni caso però 

 se una conduttività esistesse nel mezzo coibente, ed una corrente di conduzione si 

 verificasse in ogni istante secondo leggi non perfettamente accertate, la misura teo- 

 rica sarebbe impossibile. 



Vero è che nella pratica si tratta sovente di sistemi le cui proprietà si sco- 

 stano relativamente poco da quelle di un condensatore ideale a polarizzabilità istan- 

 tanea; e in tali casi una definizione ed una misura convenzionale di capacità può 

 sempre utilizzarsi con approssimazione sufficiente. Ma non è men vero che il valore 

 ne è puramente relativo, e se un campione di capacità unitaria si volesse stabilire 

 come fu fatto di resistenza e di forza elettromotrice occorrerebbe trovare un dielettrico 

 ove effettivamente la polarizzabilità fosse istantanea ; cosa che rimarrebbe verosimil- 

 mente irrealizzabile se non si ricorresse a gas secchi od a spazi vuoti d'aria. 



Non è d'uopo avvertire che, se si potesse facilmente dare ad un condensatore 

 una quantità determinata di elettricità, e si volesse dedurne la capacità misurando 

 il potenziale, la misura sarebbe molto più complicata, non meno inesatta nella suc- 

 cessione del tempo, e di più non suscettibile di correzioni altrettanto facili. 



21. — Leggi dei fenomeni inversi di polarizzabilità. 



In base alle idee fondamentali accennate si può accedere ad un confronto più 

 intimo dei fenomeni di polarizzazione con quelli di elasticità, e, se si vuole, formu- 

 larne una teoria perfettamente analoga. 



Difatti le molecole del dielettrico si possono immaginare ancora dotate di assi 



