LXXXIX 



La posizione e la scelta degli strumenti attualmente posseduti dal 

 nostro Osservatorio non sembrano tali da non poter essere in alcune 

 parti utilmente mutate. Si potrebbero quindi portare il Barometro ed 

 i Termometri un piano più in giù di quello dove ora stanno, ed esporli 

 meglio alle azioni da misurarsi , proteggendoli convenientemente dalle 

 irradiazioni accidentali e dalle correnti d'aria. Nello stesso luogo , cioè 

 nell'antica sala degli strumenti meridiani, sarebbero pure deposti i re- 

 gistratori di Hipp , mettendo l'orologio nella sala stessa o nel piano 

 inferiore, l'elettricità permettendone l'uso, quando pure, per meglio sot- 

 trarlo ai mutamenti di temperatura, si volesse collocarlo in un sotterraneo. 

 La vastità del locale darebbe campo di raccogliervi e serbarvi comoda- 

 mente i registri delle osservazioni. 



Un Anemoscopio a banderuola dà attualmente la direzione del vento, 

 e una specie di pendolo anemometrico segna la violenza delle correnti 

 aeree. Sarebbe desiderabile che la ventola si rinnovasse , e che le sue 

 indicazioni si raccogliessero nella sala inferiore, il che potrebbe farsi 

 assai facilmente. Un Anemometro di Osler, o di Whewhell, o di Robison, 

 permetterebbe poi di misurare la forza del vento con molto maggiore 

 esattezza, che non consenta il pendolo adoperato sin qui. L'umidità non 

 è determinabile con qualche precisione, se non per mezzo degli Igrometri 

 a condensazione. Un Igrometro di Regnault dovrebbe perciò trovarsi 

 a disposizione dell'Osservatore, se non altro per verificare di tempo in 

 tempo le indicazioni che si dovrebbero desumere da un eccellente Psi- 

 crometro di August , del quale si fossero previamente determinate le 

 costanti locali. L'Igrometro di Saussure non è più mobile da Osservatorio. 

 L'Udometro o Pluviometro collocato sulla terrazza dell'Accademia, non 

 risponde in nessun modo ai bisogni della scienza. Esso è di minima 

 superficie , aperto liberamente all'aria , non munito di tubi misuratori , 

 tale insomma da non potersi nemmeno denominare un Pluviometro. E 

 quindi urgente che due nuovi Udometri di larga superficie siano costruiti 

 dietro le norme adottate negli altri Osservatorii , e che se ne collochi 

 uno nel posto attualmente occupato dalla vecchia cassetta udometrica , 

 sull'alto dell'edilìzio, l'altro nel cortile in luogo esposto liberamente alla 

 piova, acciò si possa riscontrare da noi, come si fa dappertutto, la dif- 

 ferenza tra la quantità dell'acqua che si raccoglie in un luogo elevato, 

 e quella che giugne alle stazioni inferiori. 



Le osservazioni ozonoscopiche , le magnetiche , le elettriche , quelle 

 Serie II. Tom. XXII. «5 



