DEL PROF. G. BASSO. l83 



Ricordando che 



imi 



e che la quantità -^ si conserva costante per ciascun solenoide od ago 



magnetico j si ha la proposizione seguente: Vintensità della corrente die 

 agisce sopra un ago calamitato è proporzionale al prodotto del seno 

 per la tangente deltangolo massimo di deviazione subita daltago stesso. 



Da ciò emerge un modo nuovo di misurale T intensità delle cor- 

 renti elettriche. Si abbia una bussola^ consistente in un ago calamitato 

 sottile, girevole al disopra d'un cerchio graduato; nel piano verticale, 

 che passa pel centro dell'ago ed è diretto secondo il meridiano magnetico, 

 sia disposto un lungo conduttore orizzontale, che si possa innalzare od 

 abbassare a volontà, in modo però da conservarsi costantemente parallelo 

 a se stesso e nel medesimo piano. Questo conduttore, a guisa del mol- 

 tiplicatore de'galvanometri o delle bussole reometriche ordinarie, potrà 

 venir intercalato in qualunque circuito percorso dalla corrente di cui 

 vuoisi misurare l'intensità. Ecco, nelle sue parti essenziali, uno stromento , 

 che si può chiamare bussola reometrica a deviazione massima. S'intende 

 subito come, per avere l'intensità d'una corrente, basti lanciare questa 

 nel conduttore della bussola , e poscia far muovere a poco a poco quest'ul- 

 timo, finché si sia raggiunta la massima deviazione dell'ago. Letto l'angolo 

 tatto così dall'ago col meridiano magnetico, il prodotto del seno per la 

 tangente di tale angolo esprimerà l'intensità della corrente. 



11 procedimento oi'a indicato non gode solo d'una semplicità singolare; 

 ma, a parer mio, è anche suscettibile d'un grado di precisione e di 

 squisitezza, a cui la bussola de' seni o quella delle tangenti non potrebbe 

 arrivare. È noto che la misura sperimentale d'una quantità si fa con la 

 maggiore esattezza, quando il valore da misurarsi è il massimo od il 

 minimo fra quelli che la stessa quantità è capace di assumere. E fondata 

 su questo principio, p, es., la determinazione degli indici di rifrazione, 

 quando si misura la deviazione minima subita dalla luce che attraversa 

 un prisma. Gli è specialmente per questa considerazione, che, per la 

 misura dell'intensità delle correnti elettriche , ritengo degno d'essere rac- 

 comandato l'uso della bussola a massima deviazione. 



