a84 NUOVA BUSSOLA REOMETRICA 



La seconda di queste formolo mi suggerì un procedimento nuovo per 

 la misura dell' intensità delle correnti elettriche. Chiamo bussola reome- 

 tì-ica a massima deviazione lo strumento che ho immaginato a quest'uopo 

 e che, per certi riguardi, mi pare preferibile alle bussole comunemente 

 Tisate, dette dei seni o delle tangenti. Essa consiste essenzialmente in un 

 ago calamitato sottile, sospeso al disopra d'un cerchio graduato orizzon- 

 tale e girevole intorno ad un asse verticale. Nel piano verticale, che passa 

 per il centro dell'ago e coincide col meridiano magnetico, è disposto un 

 lungo conduttore rettilineo ed orizzontale, il quale si può innalzare od 

 abbassare a volontà, in modo però da conservarsi sempre nel medesimo 

 piano verticale e parallelo a se stesso. Questo conduttore, a guisa dei 

 fili moltiplicatori dei galvanometri e delle bussole ordinarie, può essere 

 intercalato in un circuito qualunque percorso da una corrente elettrica, 

 di cui si voglia misurare l'intensità. Quando una corrente elettrica attra- 

 versa il conduttore dello strumento, l'ago sottoposto devia dal meridiano 

 magnetico ; allora tutta l'operazione si riduce a spostare lentamente il 

 conduttore stèsso, fino a che si vegga che l'ago è giunto alla sua massima 

 deviazione. In virtìi della seconda formola citata precedentemente l'intensità 

 della corrente può essere rappresentata dal prodotto del seno per la ton- 

 gente della massima deviazione trovata. 



La causa principale d'errore, che incontrasi nel seguire il procedi- 

 mento ora indicato, consiste nel supporre che sull'ago della bussola agisca 

 una corrente di lunghezza indefinita, mentre in realtà l'azione è ristretta 

 alla lunghezza del conduttore che è annesso all'apparecchio. Può quindi 

 nascere il dubbio, che il sostituire una porzione limitata di corrente a 

 quella corrente indefinita che s'immagina in teoria, alteri in modo grave 

 l'azione deviatrice sopportata dall'ago, e che per questa ragione l'uso della 

 i)Ussola a deviazione massima, sebbene conveniente per altri riguardi, non 

 soddisfaccia abbastanza alle condizioni di comodità e di esattezza. 



Perciò mi sono proposto in questa Nota di studiare l'azione esercitata 

 sull ago calamitato girevole in un piano orizzontale da una corrente ret- 

 tilinea di lunghezza finita, facendo le supposizioni seguenti: 



i." la corrente è diretta orizzontalmente nel meridiano magnetico; 



2.° il punto di mezzo della corrente si trova sul prolungamento 

 dell'asse verticale di rotazione dell'ago; 



3.° la lunghezza della corrente è molto considerevole per rispetto 

 alla luno;hezza dell'ago. 



