2 G. A. FAVARO — DECLINAZIONI DI 121 STELLE DI RIFERIMENTO, ECC. 



dimonte; e il Nobile, nella sua pubblicazione: Il cerchio meridiano Eeiclienbach Heurtreaux 

 del R. Osservatorio di Capodimonte, descrisse lo stesso cerchio meridiano dopo la trasforma- 

 zione compiuta dall'Heurtreaux. 



Non mi fermerò quindi a dare molti dettagli dell'istrumento, rimandando il lettore alle 

 sopracitate pubblicazioni, ma mi limiterò a ricordare di esso soltanto quanto è strettamente 

 necessario. 



Il Cerchio meridiano di Reichenbach trovasi nella sala pressoché circolare, che sorge, 

 fin dal 1820, sopra una delle torri di Palazzo Madama, di circa 7 metri di diametro e 

 m. 3,30 di altezza, a poco più di 36 m. di elevazione da piazza Castello. 



I due pilastri di granito che portano il cerchio meridiano poggiano sopra la parte 

 orientale dell'arco costruito al di sotto di una robusta volta che porta il pavimento della 

 sala meridiana; servono da masse equilibranti altri due pilastri di granito posti daUft parte 

 occidentale dell'arco, 



L'istrumento arrivò a Torino nel 1820 e fu collocato a posto nel 1822. L'obiettivo, 

 dovuto al Fraunhofer, ha l'apertura di min. 109,4 e la lunghezza focale di m. 1,624; ad esso 

 si possono adattare due diaframmi ovvex'o degli schermi di garza di diversa fittezza per 

 diminuire la grandezza delle imagini stellari più grosse; io però, senza voler con ciò accusar 

 altri di esagerata pretesa di esattezza in simil genere di osservazioni, dove trattasi di piccole 

 differenze di grandezza, non mi sono mai servito ne degli uni, ne degli altri, sia per evi- 

 tare, più che il disturbo e la perdita di tempo, il pericolo di alterare con le necessarie 

 manovre il punto equatoriale, sia infine per la poca fiducia in quella intercettazione di luce 

 e per il dubbio di introdurre delle cause di errore dovute alla diversità della rifrazione. 



Degli oculari disponibili io ho sempre adoperato quello che ha l'ingrandimento 129. 

 Avevo prima pensato di adoperare un oculare spezzato, trattandosi di osservazioni di stelle 

 zenitali, allo scopo anche di poter fare il lavoro senza bisogno di assistenza; ma ho rinun- 

 ciato a tale idea, avendo incontrato la difficoltà di avere un oculare spezzato che alla como- 

 dità accoppiasse l'importante qualità di evitare un forfè assorbimento di luce, ed avendo 

 d'altra parte potuto sperare di trovare in mia moglie un'ottima costante compagna di lavoro 

 e della massima fiducia. Potei così adattarmi benissimo ad osservare ad oculare diretto, 

 usando la seggiola a sdraio, ed introdurre nel programma d'osservazione anche le stelle di 

 9" grandezza. 



II reticolo, oltre dei 13 fili orari, è costituito di due fili orizzontali, pure fissi; distando 

 però questi fra loro circa 15" e non prestandosi quindi alle puntate nel mezzo, ho dovuto 

 fare le puntate delle stelle bisecando le imagini con uno di essi; con ciò, naturalmente, se 

 si potevano osservar bene le stelle più grosse, si andò incontro alla difficoltà delle puntate 

 delle stelle prossime alla grandezza 9,0, per le quali, lasciandosi esse completamente coprire 

 dal filo del reticolo, si ebbe quasi sempre un'incertezza nella stima della bisecazione. 



Il cerchio à il diametro di m. 0,95 ed è diviso di 3 in 3 primi d'arco. Per le letture 

 al cerchio sei'vono ora i microscopi micrometrici Salmoiraghi che sono stati applicati nel- 

 l'ottobre 1912 appunto per eseguire queste osservazioni di declinazione, ed in attesa dei 

 quali erano state fatte in passato soltanto osservazioni di ascensioni rette. Due microscopi 

 servono per le letture del cerchio ad £" e due per quelle ad W; i due microscopi di ciascuna 

 coppia sono collocati, oppostamente l'uno all'altro rispetto al centro del cerchio, alle estre- 

 mità dei supporti collegati superiormente ai due pilastri che reggono l'asse orizzontale del 

 cannocchiale. 1 microscopi micrometrici danno, con le divisioni dei tamburi, il secondo d'arco: 

 a stima si possono poi avere i decimi di secondo. 



Le difficoltà di applicare delle livelle di spia hanno fatto nascere necessariamente la 

 speranza che siano stabili a sufficenza i due pilastri e quindi i supporti dei microscopi, come 

 d'altra parte apparve confermato dalle osservazioni stesse. 



I 



