MEMORIE - CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEM. E NATUR., SERIE II, VOL. LXIV, N. 11. 3 



Venne d'altronde ben assicurato e fu di frequente, prima o dopo le osservazioni, rico- 

 nosciuto ottimo il collegamento dei supporti con i pilastri, con opportuni scuotimenti o 

 pressioni artificiali durante apposite letture dei microscopi; e le eventuali lente variazioni 

 di inclinazione dei pilastri, dovute a lenti movimenti del fabbricato prodotti da cause 

 estrinseche (p. es. dalla temperatura); si sarebbero manifestate lungo la serata con un anda- 

 mento nei punti equatoriali, del quale si avrebbe potuto tener conto nelle riduzioni. 



Il campo del cannocchiale viene illuminato a luce elettrica, la quale, attraversando un 

 vetro rosso-cupo, resta cosi colorata e nello stesso tempo attenuata. L'illuminazione del 

 campo può essere facilmente regolata e ridotta al grado più conveniente per l'osservazione 

 di ciascuna stella, senza che l'osservatore si allontani dall'oculare, facendo variare l'incli- 

 nazione dello specchio situato entro il cubo centrale del cannocchiale. 



Per le letture al cerchio coi microscopi micrometrici viene pure adoperata la luce elet- 

 trica, che resta tenuta accesa soltanto nell'intervallo necessario, allo scopo di evitare l'influenza 

 sul cerchio e sui micrometri. Una lampadina a mano, con portalampadina di facile maneggio 

 per l'accensione e per lo spegnimento della luce, che mi serve per le puntate al cerchio e 

 per le letture dei tamburi, è di piccola intensità luminosa, così da non influenzare l'occhio e 

 permettermi di fare io stesso sia le puntate alle stelle come le puntate al cerchio, senza 

 rapidi e frequenti passaggi da un ambiente oscuro ad uno troppo illuminato e viceversa. 



Compivo le varie operazioni nel seguente modo: facevo prima la puntata approssimata 

 del cannocchiale con la distanza zenitale preparata: postomi quindi all'oculare, appena 

 entrata la stella nel campo, regolavo la luce di questo: giunta la stella al centro del reti- 

 colo, la bisecava col filo orizzontale; alzatomi poi dalla seggiola a sdraio, andavo (avver- 

 tendo di non toccare il pilastro che sostiene i micrometri) a fare le puntate al cerchio e 

 dettare le letture del tamburo del primo e del secondo microscopio micrometrico. 



Le frequenti determinazioni di tempo mostrarono che le costanti istrumentali si man- 

 tennero sempre vicine a piccoli valori. 



Ho osservato le stelle normalmente due sere con cerchio a.d W e due sere con cerchio 

 ad E, leggendo i due rispettivi microscopi micrometrici (1). Ho sempre fatto le letture del 

 termometro e del barometro, letture che riporto sera per sera, benché nessuna sensibile 

 influenza rechino a queste osservazioni differenziali. 



Ho ridotto le osservazioni nel modo esposto nella mia citata Nota, cioè, applicando 

 alla media delle due letture li e l<,, fatte ai due tratti comprendenti lo zero micrometrico, 

 la correzione 



{^) = (T-^Tk)ft-« 



tratta da un'apposita tabella costruita secondo le norme date nell'altra mia Nota Sulla 

 flessione del piccolo Meridiano Bamherg del R. Osservatorio Astronomico di Torino, insei'ita 

 pure negli Atti di questa Accademia (voi. 48, 1912) (2). 



Ho tenuto conto della rifrazione con la semplice formola r^atg^^ nessuna influenza 

 avendo la pressione e la temperatura; ed ho tratto i singoli valori da una tabelletta avente 

 per argomento le declinazioni di primo in primo. 



Ho dedotto le declinazioni delle stelle di riferimento per il Catalogo di Catania per 



(1) Dopo questo periodo ho fatto sempre le oaservazioni col cercbio da una parte per evitare all'istru- 

 mento dannosi sooncertamenti. 



(2) Vedi anche: Sulle correzioni alle letture dei cerchi fatte col microscopio micrometrico [correzioni di r un], 

 Nota di G. A. Fa VARO, ' Rend. Accad. dei Lincei ,, XXII, .5% 1913, a pag. 21.3. 



